62 -L- Borchardt, 



2. Über Fehlerquellen bei der Bestimmung des Acetons 



im Harn. 



Von L. Borchardt. 



Aus dem chemischen Laboratorium des städt. Krankenhauses Wiesbaden. 



Nachdem Salkowski l ), zum Teil in Gemeinschaft mit Tanigutti 2 ) 

 festgestellt hatte, daß aus Zucker bei Gegenwart von Mineralsäuren bei 

 der Destillation jodbindende Substanzen übergehen, stellte Neuberg 3 ) 

 fest, daß die beim Diabetes gefundenen hohen Phenolwerte auf dieser 

 Fehlerquelle beruhen, also falsch sind. Bekanntlich wird zur quanti- 

 tativen Phenolbestimmung der konzentrierte, mit Schwefelsäure an- 

 gesäuerte Urin destilliert, das Destillat mit Natronlauge und n/10- Jod- 

 lösung im Überschuß versetzt und aus dem gebildeten Jodoform die 

 Menge des Phenols im Urin berechnet. Neuberg fand nun, daß auch 

 hier bei zuckerhaltigem Urin ketonartige Substanzen , die gleichfalls 

 Jodoform bilden, also zu hohe Werte vortäuschten, aus dem Urin ab- 

 gespalten wurden und überdestillierten. 



Die Bestimmung des Acetons im Urin beruht auf demselben 

 Prinzip wie die des Phenols. Während man bei der Phenolbestimmung 

 zunächst durch Einengen des Harns das Aceton beseitigt, wird um- 

 gekehrt bei der Acetonbestimmung der Urin zur Beseitigung der Phenole 

 zuerst mit Essigsäure destilliert, in beiden Fällen wird die gesuchte 

 Substanz durch ihr Jodbindungsvermögen quantitativ bestimmt. 



Es lag nahe, daran zu denken, daß auch die Bestimmung des 

 Acetons nach Messinger-Huppert durch das Vorhandensein von 

 Zucker wegen Bildung von keton- und aldehydähnlichen Substanzen 

 Fehler erleide. Schon Salkowski (1. c.) vermutete das und warnte 

 deshalb davor, bei der Acetonbestiniiiimig „die Destillation weit zu 

 treiben". 



Bevor ich an die Prüfung dieser Frage ging, wurden folgende Vor- 

 versuche unternommen : 



1. LOOccm L2proz. Traubenzuckerlösung wurden auf etwa LÖOccm 



verdünnl und der Destillation unterworfen. Im ersten Falle blieben im 



billationskolberj 90ccm zurück. 1'm Vorlage war in Eis gekühlt 



und mit einer zweiten Vorlage (Kugelapparat) verbunden, dessen lnli.M.lt 



■> Püügen Archiv 56, 3 19 (1894). 



Zeitsohr. f. physiol. Chem. 1 », 176 (1890). 

 El • i : 27, 123 (1899). 



