Kürzere Mitteilungen. 



1. Eine automatische Pipette zum raschen Abmessen. 

 Von Fr. N. Schulz. 



(Aus der chemischen Abteilung des physiologischen Instituts zu Jena.) 



Fijr. 1. 



Beistehend abgebildete Pipette (Fig. 1) erleichtert das 

 messen bestimmter Flüssigkeitsmengen. Sie hat mir und Zi 

 bei Bestimmung der Goldzahl gute Dienste geleistet. (Vgl. 

 dieses Heft S. 139). 



Die Pipette wird gefüllt durch Saugen an dem Gummi- 

 schlauche. Sobald die Flüssigkeit in den engen Teil des 

 inneren Rohrs einsteigt, hat man eine bestimmte Menge 

 Flüssigkeit in dem äufseren Rohr, die nun durch Aus- 

 blasen entleert werden kann. Wird das 

 innere Rohr, bezw. dessen Spitze eng 

 genug gewählt, so stellt sich die Pipette 

 automatisch ein , indem die Wand- 

 adhäsion in der Kapillare die Schwere 

 der Flüssigkeit im äufseren Rohr über- 

 windet. Ist die Schwere der Flüssigkeit 

 im äufseren Rohr zu grofs, oder will 

 man, etwa um ein momentanes Entleeren 

 der Pipette zu ermöglichen, das innere 

 Rohr nicht zu sehr verengern, so kann 

 man den Abschlufs dadurch erzielen, 

 dafs man den Schlauch, sobald die 

 Flüssigkeit in das innere Rohr einge- 

 stiegen ist, mit den Zähnen zukneift. 

 Durch Verschiebeu des inneren Rohres 

 in dem abschliefsenden Gummistopfen 

 kann man die Pipette mit Leichtigkeit 

 auf jede bestimmte Flüssigkeitsmenge 

 einstellen und dann durch Entleeren in 

 ein Mefsgefäfs eichen. Falls man es vor- 

 zieht, an der Pipette eine Graduierung 

 anzubringen, so darf das äufsere Rohr 

 nicht in der gewöhnlichen Weise geeicht 

 werden, sondern mufs für diesen be- 

 stimmten Zweck auf Ausflufs ausge- 



Beitr. z. ehem. Physiologie. III. i 



