162 Fr. N. Schulz, Eine automatische Pipette zum raschen Abmessen. 



messen werden, da das Einführen des inneren Rohrs eine Verschiebung 

 des Meniskus bewirkt, wie aus umstehender Abbildung ersichtlich ist 

 (Fig. 1). 



Die Vorteile dieser Pipette bestehen einmal darin, dafs man 

 wechselnde Mengen abpipettieren kann. Ferner erlaubt dieselbe ein 

 wesentlich rascheres Arbeiten als die gewöhnlichen Pipetten. Besondere 

 Vorteile hat man also dann, wenn es sich darum handelt, häufiger das- 

 selbe Quantum abzumessen; z. B. wenn bei der Stickstofibestimmung 

 nach Kjeldahl immer bestimmte Mengen Schwefelsäure abgemessen 

 werden sollen, oder bei Phosphortitration immer bestimmte Mengen 

 Acetatgemisch. Ich glaube jedoch, dafs diese Pipette allgemeiner An- 

 wendung fähig ist da, wo es weniger auf Präzision als auf rasches 

 Abmessen ankommt. 



Wesentlich gröfsere Genauigkeit erzielt man, wenn man dem In- 

 strument die in Fig. 2 abgebildete Form giebt; man mufs hierbei aller- 

 dings auf den Vorted, wechselnde Mengen abpipettieren zu können, 

 verzichten; höchstens kann man durch Anbringen von zwei Kugeln 

 das Einstellen auf zwei verschiedene Mengen, etwa 5 ccm und lOccm, 

 ermöglichen. 



Ein ähnliches Prinzip wird schon benutzt zur Füllung von Büretten; 

 als Pipette scheint mir das vorstehend beschriebene Instrumentchen neu zu 

 sein, jedenfalls hat dasselbe keine Verbreitung *). 



*) Die Firma A. Haak in Jena liefert das in Fig. 2 abgebildete Instrument, 

 und zwar mit einer Kugel zu 5 ccm oder 10 ccm, sowie mit zwei Kugeln zu je 

 5 ccm. Das Instrument ist von der Firma Haak zum Musterschutz angemeldet. 



