536 Rudolf Höber, 



und einer Kochsalzlösung von gleichem Widerstand das Potential 

 Null besteht; durch diese Einschiebung bildet sich zwar ein neues 

 Berührungspotential zwischen Salzsäure und Kochsalz; dessen Wert 

 ist aber leicht zu berechnen, wenn HCl-Lösung und NaCl-Lösung 

 in Bezug auf Ionen gleich konzentriert, „isohydrisch" sind. v. Rhorer 

 brachte das Berührungspotential Salzsäure | Harn dadurch annähernd 



auf Null, dafs er zu einer — r— - oder -norm. Salzsäure Kochsalz 



in einer Konzentration zufügte, die mit dem als Norm angenommenen 

 mittleren Kochsalzgehalt des Harns von 0,2-norm. identisch war, und 

 diese HCl-NaCl- Mischung direkt an den Harn angrenzen liefs. Ver- 

 suche von Bugarszky und theoretische Erörterungen von Abegg 

 und Böse ergeben, dafs dann das Berührungspotential praktisch zu 

 vernachlässigen ist, auch wenn der Kochsalzgehalt des Harns nicht 

 ganz genau einer 0,2-norm. Lösung entspricht. 



Meine Methode ist zweifellos die kompliziertere , weil für 

 jeden Versuch die Leitfähigkeitsbestimmung am Harn, die An- 

 fertigung einer gleich leitenden Kochsalzlösung, einer isohydrischen 

 Salzsäurelösung und eine Ermittelung des Dissoziationsgrades der 

 Salzsäure nötig ist, während v. Rhorer für alle Versuche mit 



derselben Lösuno; von -^r- oder ------norm. H Cl -4- 0,2 - norm. 



ö 100 1000 



NaCl auskommt, in der die Salzsäure als völlig dissoziiert angesehen 



werden kann. Trotzdem möchte ich meiner Methode den Vorzug 



geben, wenigstens wenn sie für die Untersuchung aller möglichen 



atypischen und pathologischen Harne angewendet werden soll. 



Denn wenn infolge von Stauung im Kreislauf oder bei Nephritis, 



Diurese, Diabetes der Kochsalzgehalt des Harns sehr erheblich von 



dem Mittelwert 0,2-norm. abweicht, so ist, wie die Rechnung leicht 



ergiebt, das Berührungspotential zwischen Harn und -HCl -(- 



0,2-NaCl doch nicht mehr einfach zu vernachlässigen; zwischen 

 einer 0,2-norm. NaCl-Lösung und einer 0,01 -norm. (=0,058 Proz.) 

 beträgt es bereits 0,014 Volt, und bei Ketten, die überhaupt nur 

 etwa 0,2 Volt Spannung haben, ist das schon ein erheblicher Bruch- 

 teil der ganzen elektromotorischen Kraft. 



Beiden Methoden haftet ein Fehler an, der allen Gasketten 

 anhaftet; ihre elektromotorische Kraft ist nicht ganz konstant. 

 Schwankungen um + 0,003 Volt in maximo kommen immer vor *). 



*) Siehe darüber v. Rhorer, S. 593. 



