338 W. Falta, F. Grote und R. Staehelin, 



Schlangengefäß noch eine Glasflasche mit zwei Hälsen ein, durch deren einen 

 das zuführende Glasrohr bis fast zum Boden reichte. In dieser Flasche 

 wurde dann die größere Menge des Wassers niedergeschlagen, so daß keine 

 Verstopfung mehr eintrat. 



Die Kontrollversuche mit Verbrennung analysierter Kerzen ergaben 

 sehr befriedigende Resultate. Die Fehler betrugen: -|-2,5Proz., — l,2Proz., 

 — 1,1 Proz., -}- l,6Proz., — 0,54 Proz., -f 0,10 Proz., Mittel — 0,4Proz. 



Wir dachten an die Möglichkeit, daß das kondensierte Wasser Kohlen- 

 säure absorbieren und einen Fehler in der Kohlensäurebestimmung verur- 

 sachen könnte. An sich war das sehr unwahrscheinlich, da das Wasser ja 

 in den Kondensationsgefäßen gefriert. Der Vorsicht halber haben wir jedoch 

 am dritten Tage des dritten Versuchs die Frage in der Weise geprüft, daß 

 wir die Kondensationsgefäße und das Chlorcalciumrohr am Schluß des Ver- 

 suches im Zusammenhang herausnahmen und sofort verschlossen. Nach dem 

 Auftauen des Kondensationswassers wurde ein Luftstrom, der durch Natron- 

 kalk von Kohlensäure befreit war , in der Weise durch das ganze System 

 gesogen, daß er zuerst das Chlorcalciumrohr, dann die Kondensationsgefäße 

 und schließlich zwei Barytwasservorlagen passierte. In diesen konnten nach 

 20 stündigem Durchleiten durch Titration höchstens 4 mg Kohlensäure nach- 

 gewiesen werden. 



Um durch den eben beschriebenen Wasserabsorptionsapparat keine zu 

 großen Widerstände zu verursachen, wurden alle Rohrverbindungen möglichst 

 weit genommen. Es gelang auch tatsächlich , die Widerstände so klein zu 

 gestalten, daß der Unterdruck in der Gasuhr, also am Ende des ganzen 

 Systems, nie mehr als 3 cm AVasser betrug. Die Ventilation wurde so regu- 

 liert , daß nie Kondensation des Wassers im Tierkäfig eintrat. Der C 0. 2 - 

 Gehalt der Luft betrug dabei 0,5 bis 0,8 Proz. 



Da bei dieser Anordnung trockene Luft durch die Gasuhr strömt, 

 durfte sie natürlich nicht mit Wasser gefüllt sein. Wir wandten daher 

 Paraffinöl als Sperrflüssigkeit an. Die Reduktion der durchgesogenen Luft- 

 menge geschah durch Berechnung auf Grund der halbstündlich vorgenomme- 

 nen Ablesungen des Gasuhrstandes , der Temperatur in der Gasuhr (Mittel 

 von Zustrom und Abstrom), des Barometerstandes und des Unterdruckes in 

 der Gasuhr. Vorversuche hatten häufigere Ablesungen unnötig erscheinen 

 lassen , da die Temperatur im Versuchszimmer und die Ventilation sehr 

 gleichmäßig waren. Auch stündliche Ablesungen hätten genügt , und bei 

 der Berechnung konnte man häufig längere Perioden zusammennehmen, weil 

 alle Ablesungen, mit Ausnahme der Gasuhr, unveränderte Resultate ergeben 

 hatten. 



Da die größten Differenzen im respiratorischen Stoffwechsel 

 in den Stunden nach clor Fütterung zn erwarten waren, haben wil- 

 den Tag in mehrere kürzere Perioden geteilt und die Respiration 

 von 8 bis 11, 11 bis 3, 3 bis 7 Uhr gesondert untersucht, in der 

 Nacht von 7 l / 2 Uhr abends bis 1 Uhr und 1 bis 7 Uhr morgens. 

 Der Jaquetsche Apparat war nun aber für kürzere Perioden be- 

 rechnet, und das Sammelgefäß für die Probeentnahmen füllte sich 

 schon nach 2000 Liter Luftdurchgang, also nach 1 bis 2 Stunden. 



