Über die optische Aktivität des Hämoglobins und des Globins. 3 



suchung entgegenstellen, im Vergleiche mit der Prüfung farbloser 

 Flüssigkeiten. 



Untersuchungsmethode. 



Setzt man eine 1 cm dicke Schichte einer 0,9 Proz. Oxy- oder 

 CO-Hämoglobin enthaltenden Lösung dem Durchtritte eines starken 

 weißen Lichtstrahles aus, so bleibt von dem ganzen Spektrum 

 einzig nur jener Teil unabsorbiert, welcher von der Linie B bis 

 nahe an die rote Seite von D reicht. Daraus ging hervor, daß 

 wir für unsere Versuche nur rotes Licht brauchen konnten und 

 daß anstatt eines der gewöhnlichen in Laboratorien gebräuch- 

 lichen Polarimeter, deren Einrichtung nur ihre Anwendung für 

 Licht einer bestimmten Wellenlänge gestattet (die Halbschatten- 

 Polarimeter vom Typus Laurent sind für monochromatisches 

 Natriumlicht eingerichtet), ein Apparat angewendet werden [mußte, 

 der die Untersuchung in Licht von beliebiger Wellenlänge zuließ. 



Anfangs bedienten wir uns versuchsweise der Lithiumflamme 

 als Lichtquelle, allein es war unmöglich, damit ein genügend 

 intensives oder konstantes Licht zu erzielen. Daher benutzten 

 wir fürderhin das Licht einer Bogenlampe nach seinem Durchtritt 

 durch Landolts Filter für rote Strahlen. 



Dieses Lichtfilter besteht aus einer Doppelkammer von je 20 mm 

 Tiefe. Die eine derselben enthält eine Lösung von Hexamethylpararos- 

 anilin, das im Handel unter dem Namen „Krystallviolett" 5 BO erhält- 

 lich ist. Von dieser Verbindung wird 0.05 g in wenig Alkohol gelöst 

 und dann mit Wasser bis zu einem Liter verdünnt. Läßt man Licht 

 durch eine 20 mm dicke Schicht dieser Lösung treten, so erhält man als 

 Spektrum einen schmalen roten Streifen und einen breiten blauvioletten 

 Teil. Enthält nun die zweite Abteilung der Doppelkammer eine Lösung 

 von 10 g Kaliumchromat auf 100 ccm aq. dest., so wird auch das Blau- 

 violett vollständig absorbiert, und vom Spektrum bleibt nur ein schmales 

 Band, welches von X 718 bis X 639 [iß reicht und hier scharf abgegrenzt 

 endet. Der „optische Schwerpunkt" entspricht X 665 ^, während die 

 Wellenlänge von C = X 656,3 ß t a beträgt.*) 



Mit Hilfe des Lichtfilters erhielten wir einen annähernd homo- 

 genen roten Lichtstrahl von der mittleren Wellenlänge der Linie C 

 und von genügender Intensität, um Beobachtungen mit Lösungen 

 von etwa 1 g Hämoglobin auf 100 ccm Wasser zuzulassen. In den 

 verschiedenen Beobachtungs - Serien benutzten wir Röhren von 

 100 mm und 200 mm Länge. 



Als Polarimeter diente uns bei unseren Versuchen ein vorzügliches 

 Lippich sches „Halbschattenpolarimeter" mit dreiteiligem Gesichtsfeld, 

 von Schmidt u. Haensch (Berlin) verfertigt, Eigentum des „Davy-Faraday 

 Laboratory of the Royal Institution of Great Britain". 



c ) Landolt, op. cit. pp. 387—390. 



