— 184 — 
4 u 
uH=v «, waaruit a 
Maar is de zuiger van B boven, dan is die van A beneden 
en dus is het totale volumen onder de zuigers, als we het 
volumen a be + def == k noemen: 
ze 
v + k + u met een spanning en Ee 
Zoodra de zuiger van B naar beneden gaat, wordt d gesloten, 
waardoor dit volumen gesplitst wordt in een volumen v en een 
volumen k + wv van de spanning — H. 
De lucht in het volumen k + wu is de lucht, die bij den 
hoogsten stand van den zuiger in A een volumen had van 
k +v, Immers bij dien stand had men wel een volumen 
k+v +ihg + recipient, doch zoodra de zuiger in A omlaag 
gaat wordt i gesloten en bevindt zich onder dezen zuiger een 
volumen k + v van de spanning y, welk volumen wordt samen- 
geperst tot een volumen % + vw van de spanning 5 H. 
Men heeft dus: (k + v)y — (k + u) — H 
ku u 
7 de pe XxX Sj H. pe ° ° N (1) 
Wordt nu A ten opzichte van w en wv verwaarloosd, dan 
krijgt men de steeds opgegeven formule: 
of y= 
vi) E- A 
De fout, die gemaakt wordt, is nog al aanzienlijk. 
Voor een pomp, waarvan de pompeylinders een grondvlak 
bezitten van 3,5 cM straal en een hoogte van 25 cM,‚ waar- 
mede men bij een Barometerstand van 760 mM zonder kraan 
van Babinet pompen kan tot bijv. 4 mM en waarbij k 17660 mM® 
bedraagt, verschillen de waarden, uit (1) en (2) afgeleid, niet 
minder dan 78°/,! 
Baravra, 13 Juli 1896. 
| 
d 
Î 
8 
ki 
ä 
3 
E 
4 
k 
