( 55 ) 



om volkomen betrouwbare Iaschen te maken. Voor de bruikbaarheid 



van den manometer is dit van groot belang. 



In tig. 1 is de thans ingevoerde verbinding' afgebeeld. Zij berust 

 op het procédé van Cailletet om glas aan meiaal te soldeeren, dat 

 reeds in Med. No. 27 II, Juni '96 voor dergelijke doeleinden wei'd 

 genoemd en dat blijkens Med. No. 85 Juni '03 en Med. No. 89 

 Nov. '03 bij verschillende toepassingen proefhoudend is gebleken. 

 De stalen capillair o 10 loopt door tot q tl in de glazen buis b lt die 

 voorzien is van een wijder deel ö n , waarin kwik, dat van de sol- 

 deerplaats van b 10 en p, gescheiden is door een laag marinelijm & 1S 

 in b l0 . Het uiteinde van b l0 is volgens het bovengenoemd procédé 

 geplatineerd, daarna galvanisch verkoperd en aan p^ gesoldeerd. 



Deze verbinding heeft volkomen aan de verwachtingen beantwoord. 

 Bij de vroegere bleken er wanneer de manometer op druk werd 

 gebracht, soms scheurtjes in het lak te zijn ontstaan, waardoor het 

 samengeperste gas, hetwelk den druk van de eene manometerkolom 

 op de andere overbrengt, ontsnapte. Geschiedde dit snel, dan stortte 

 het kwik uit de eene manometerbuis in de andere over voor men 

 den druk kon aflaten en werd de toestel in weinige oogenblikken ont- 

 redderd. Zoo iets heeft zich bij de nieuwe verbindingen, ofschoon zij 

 reeds geruimen tijd in gebruik zijn, nimmer voorgedaan. Mocht er 

 in de marinelijm een fijn kanaaltje zijn overgebleven, zoo moet zich 

 daardoor eerst het kwik een weg banen en waarschuwt een kwik- 

 druppel bij p. De manometer kan dan tijdig van spanning bevrijd 

 en, na herstelling van het lek aan de enkele buis, weder onmiddellijk 

 in gebruik genomen worden. 



Het ontsnappen van het gas, dat den druk op het kwik over- 

 brengt, met den zooeven vermelden nasleep, was vroeger, ook omdat 

 de plaats waar het geschiedde veelal eerst te laat werd gevonden, 

 te vreezen bij de verbindingsstukken van de stalen capillairen q met 

 de kranen K en de ~ " stukken T (zie fig. 1 Med. No. 44). Als 

 pakking tusschen de vlakke stalen oppervlakken der tappen bij 

 kranen, overpijpjes en stukken wordt thans een enkel blaadje 



perkamentpapier gebruikt. Lekken komen daarbij zelden voor. Bij 

 de nieuwe inrichting is er verder voor gezorgd, dat elke plaats waar 

 gas zou kunnen ontsnappen zich onder vaseline olie bevindt, zoodat 

 ook het kleinste lekje zich onmiddellijk door een in de olie opstijgend 

 gasbelletje verraadt. 



Om dit te verkrijgen is de opstelling van T en K gewijzigd als 

 op bijgaande Plaat is afgebeeld. Fig 2 is een deel uit de Plaat van 

 Med. N° 44 (vooraanzicht) overgenomen. Fig. 3 een bovenaanzicht 

 van dit deel van uit een doorsnede § §. Fig. 4, 5, 6 daarnaast stellen 



