( ioo ) 



metrische beschouwing, in lagen van dezelfde dikte, dezelfde kleurin- 

 tensiteit, indien zij gelijke concentraties bezitten. 



De colorimeter. 



Dit toestel moet zoodanig ingericht zijn, dat men daarin de vloeistoffen, 

 van welke men het kleurstof-gehalte wenseht te kennen, steeds op 

 ongeveer dezelfde concentratie kan brengen als de standaard-vloeistof. 



Het best voldoet aan dezen eisch het toestel van Salleron 1 ), ge- 

 wijzigd door Koppeschaar 2 ). Hierin verdunt men de geconcentreerdste 

 der beide oplossingen met water tot zij dezelfde kleur vertoont, als 

 de meest verdunde. Uit de gebruikte hoeveelheid water berekent 

 men de concentratie, die men kennen wil. Of men hierbij voor de 

 standaard-vloeistof de meest geconcentreerde of als de meest verdunde 

 oplossing gebruikt is onverschillig. 



Daar in den colorimeter van Salleron-Koppeschaar het maken 

 van verschillende aflezingen van één hoeveelheid te meten oplossing, 

 niet snel achter elkander mogelijk is, verdient het toestel, dat ik 

 thans gebruik wellicht de voorkeur; de teekening is er een afbeelding 

 van. Het is vervaardigd uit een colorimeter van C. H. Wolff 3 ). 

 De buis, die de standaard-vloeistof bevat, de standbuis S is door een 

 horizontaal buisje E verbonden met den glazen cylinder A, waarin 

 een dompelaar C is opgehangen. Deze dompelaar kan door een 

 tandrad en heugel langs den standaard B op en neder bewogen 

 worden. Hierdoor kan men dus het niveau der standaard-oplossing 

 doen rijzen en dalen; door op B een verdeeling aan te brengen kan 

 men het zóó inrichten, dat men den stand der vloeistof daarop kan 

 aflezen. 



De eigenlijke colorimeter staat in het donkere kastje D. Hij bestaat 

 uit de standbuis S en de buis, die de te meten vloeistof bevat, de 

 meetbuis M. 



De verlichting van zulk een colorimeter geschiedt gewoonlijk door 

 een spiegel, onder de buizen aangebracht, die het licht van den 

 hemel terug kaatst. Door wolken aan den hemel, kan deze ver- 

 lichting zeer ongelijkmatig zijn, daarom verdient kunstlicht de voor- 

 keur. Gasgloeilicht voldoet goed. Men kan echter bij kunstlicht geen 

 gebruik maken van een spiegel, daar kleine verplaatsingen van de 

 lichtbron dan grooten invloed hebben op de verlichting der beide 

 colorimeterbuizen. In plaats van een spiegel gebruikt men dan beter 

 een stuk matgeslepen melkglas. 



!) Zeitschrift für Anal. Chemie 11 bklz. 302. 

 ~) Zeitschrift für Anal. Chemie 38 bldz. 8. 

 3 ) Dingl. 236. 71. 



