(155) 



van zuurstof is, en dat hetgeen bij een zelfde toe-gevoerde warmte 

 verdampt, door een vacuumpomp van veel geringer vermogen kan 

 worden opgenomen. Moet men verder bij het verdampen gebruik maken 

 van dezelfde vacunmpomp, die ook voor ehloormethyl of ethyleen 

 dient, zoo levert dit bij stikstof veel minder bezwaar op dan bij zuur- 

 stof. Dit alles deed in der tijd voor temperaturen beneden — 195° aan 

 stikstof de voorkeur geven. Voor temperaturen beneden het vriespunt 

 van stikstof is men echter gedwongen tot zuurstof terug te keeren. 

 Ofschoon het volume gas, dat verplaatst moet worden om gebruik te 

 kunnen maken van den in de vorige Meded. beschreven cryostaat, dan 

 zeer groot wordt, kan het toch bij — '217° nog door een vacunmpomp 

 van 360 M' verplaatsingsvermogen per uur, een Burckhardt-Weiss 

 ingericht als in TVIed. N°. 83 V beschreven, beheerscht worden. 

 Voor dit doel kon gelukkig een duplicaatponip in werking worden 

 gebracht. Met alleen blijft daardoor de Burckhardt-Weiss van de 

 ehloormethyl circulatie (§Med. N". 87 Juni '03) vrij, maar ook is er 

 thans weinig aanleiding meer om van stikstof gebruik te maken 

 voor temperaturen tusschen -195° en — 210°. Met denzelfden cryo- 

 staat met zuurstof kan men de temperaturen van — 180° tot — 217° 

 doorloopen. En daarbij veroorlooft de inrichting van den cryostaat de 

 temperatuur tot op 0°.01 a 0°.02 standvastig te houden. 



Op bijgaande Plaat tig. 2, 3 is een cryostaat afgebeeld, die voor 

 metingen bij deze lage temperaturen gebruikt is en die slechts in een 

 paar ondergeschikte punten van die van de laatste Meded eeling (94c 

 Mei '05) verschilt ; (dezelfde letters duiden dezelfde deelen aan). De 

 draadjes met welke de kleproerder op en neer bewogen wordt, zijn 

 bij dezen cryostaat niet over twee katrolletjes Xa geslagen, waardoor 

 verkregen werd, dat zij buiten den toestel evenwijdig liepen, doch 

 zij komen over een enkel katrolletje x 2 ' onderling hellende naar 

 buiten (verg. fig. 3). Slijtage en wrijving zijn daardoor verminderd. 

 In de caoutchouc buisjes, door welke deze draadjes loopen, zijn op 

 afstanden van 8 m.m. spiraaltjes, 3 m.m. hoog bij 3 m.m. diameter, 

 ingebracht, waardoor het samendrukken der buisjes, wanneer de 

 cryostaat op verlaagden druk gebracht wordt, vermeden wordt. De 

 buis T lt is wijder genomen en moest derhalve (om verder den 

 bestaanden toestel te kunnen gebruiken) met een platte monding in 

 JV„' overgaan. 



Fig. 1 stelt voor de bepaling van isothermen van waterstof met behulp 

 van de piëzometers van Med. N" 69, 78, 84 (§ 19) (verzamelletter ƒ*) 

 in dezen cryostaat. De temperatuurmeting (verg. Med. N ü 83, III) 

 geschiedt met een therinoelement (Med. N" 89), de temperatuurregeling 

 naar de aanwijzingen van den weerstandslliermometer R (tig. 4 geeft 



