(156) 



het beneden aanzicht daarvan). Als bij het in Med. N" 93 Juni '04 

 gegeven model (de aan de verzamelletter R toegevoegde letters hebben 

 dezelfde beteekenis als in Med. N°. 93, VIII, § 2) bestaat deze uit naakte 

 platinadraden gewonden op twee glazen cylinders en uit een bescher- 

 mingseylinder. De verbeteringen, waarvan reefis in § 1 van de vorige 

 Mededeeling sprake was, bestaan hierin, dat in plaats van de mica- 

 blaadjes /„, i lt !.,, /., (bij gewijzigden vorm van de steunribben) glazen 

 buisjes /„', //, ï'j'j h' ( m de figuur dus R; > enz.) zijn aangebracht 

 welke kortsluiting tusscheii de verschillende deelen van den weer- 

 stand beter voorkomen. Verder verhinderen bij de nieuwe constructie 

 stiftjes ƒ/„! (zie fig. 4), die met glazen buisjes g , omhuld, in de holten 

 f/„, passen, (verg, fig. 5 op tweemaal grootere schaal) dat bij het 

 in elkaar zetten de cylinders en steunribben ten opzichte van elkaar 

 draaien, waardoor de draadjes bij de soldeerplaatsen af zouden breken. 

 En eindelijk gaat, om te voorkomen, dat ten gevolge van afkoeling 

 door warmtegeleiding waterdamp op de plaats van uittreding dei- 

 draden t 1 ,t„t i ,t i neerslaat, het bovendeel van de steunstaaf k in glas 

 over. Bij & u is daartoe aan k 10 met hardsoldeer het kapje k lx bevestigd 

 waarin de glazen steunbuis k 2 volgens het procédé van Caillktet 

 (verg. laatstelijk Med. N ü 946) is gesoldeerd. 



De verbinding van den cryostaat met de hulptoestellen komt in 

 beginsel overeen met die van Med. N° 83, (in 't bijzonder PI. IV 

 en VI) waarheen ik voor meer bijzonderheden verwijs. De thans 

 afgebeelde cryostaat vervangt Cr, op PI. IV. Op de plaats van Exh' 

 PI. IV werd aan de vacuumpomp gezogen door eene kleinere van 

 20 M 3 verplaatsing per uur. Deze perst de zuurstof bij normalen 

 druk door eene natronoplossing, om de uit de vacuumpompen mee- 

 gevoerde olie terug te houden. Deze kleine vacuumpomp vervangt 

 tevens AC van PI. IV (de leiding Exh' mondt daarin dus bij Y 3i , 

 de buis met natronoplossing vervangt D x , op PI. IV). De zuurstof 

 kan na het borrelen door de natronoplossing zonder gevaar voor 

 ontploffing worden samengeperst door een BiiOTHERHOOD-compressor, 

 ingericht als beschreven in Med. N° 57, Sept. '99 en gesmeerd met 

 glycerine (verg. Med. N° 83. IV). Deze vervangt dus HyCop PI. IV 

 van N" 83. 



De toevoer van vloeibare zuurstof wordt soms verkregen door 

 onmiddellijk vloeibare zuurstof uit een vacuumglas in den cryostaat 

 over te hevelen. Gewoonlijk wordt echter uitgegaan van samengeperste 

 zuurstof en wel, daar er meestal een ruime voorraad van cylinders 

 met samengeperste zuurstof is, van zuurstof uit een ander reservoir 

 dan waarin de afgezogen zuurstof gecomprimeerd wordt, (de ver- 

 binding RJST-D 1 van Plaat IV Med. N°. 83 bestaat dan niet). De 



