( 157 ) 



zuurstof wordt vloeibaar in een koelslang, die in vloeibare lucht 

 gedompeld is, (de stikstof in CS van PI. IV Med. N°. 83 is dus ver- 

 vangen door zuurstof, de zuurstof door lucht) en gaat vandaar door 

 a (zie bijgaande Plaat) naar den cryostaat. 



Wat het standvastig houden van de temperatuur betreft, behoeft 

 van het in Med. N°. 83 behandelde slechts in zoover afgeweken te 

 worden, dat bij hooge vacua de oliemanometer buiten dienst gesteld 

 wordt en met de kraan F„ (Med. N°. 83) uitsluitend afgaande op 

 seinen volgens de aflezing van den weerstandsthermometer geregeld 

 wordt. De bepaling van de gemiddelde temperatuur geschiedt geheel 

 als in Med. N°. 83 aangegeven. 



De beschreven cryostaat kon vrij eenvoudig zijn, omdat daarbij 

 een vacuumglas van groote afmetingen gebruikt werd. Hoe voor- 

 treffelijk een vacuumglas overigens echter ook is, men loopt nog 

 altijd gevaar, dat het onverwacht springt en daarbij de meettoestellen 

 beschadigt. Inderdaad werd op deze wijze aan eene der serien van 

 metingen een einde gemaakt. Heeft men dus meettoestellen aan welke 

 men groote waarde hecht, bijv. omdat er reeds vele andere metingen 

 mede verricht zijn, zoo zal men, om ze in baden van standvastige 

 gelijkmatige temperaturen beneden — 210° te brengen, liever gebruik 

 maken van den- in Med. n°. 83 III beschreven cryostaat, die wel is 

 waar veel samengestelder dan de nu beschrevene is, doch waarbij 

 vacuumglazen niet noodig zijn, en zal men in dezen, eveneens met 

 de bovenvermelde groote vacuumpomp, zuurstof onder zeer lagen 

 druk verdampen. 



Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Med. No. 94e 

 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden : „Methoden en 

 hulpmiddelen in gebruik bij het cryogeen laboratorium. IX. 

 Het zuiveren van gassen door afkoeling gepaard met samen- 

 drukking, in 't bijzonder liet bereiden van zuivere ivaterstof." 



§ 1. Het afscheiden van minder vluchtige bestanddeel en uit een 

 gasmengsel door afkoeling met vloeibare lucht behoort reeds tot de 

 gewone bewerkingen in de laboratoria. Op vrij groote schaal wordt 

 het te Leiden toegepast om ethyleen zuiver terug te winnen, wanneer 

 het met lucht vermengd is geworden. Bij de proeven komt het her- 

 haaldelijk voor dat ethyleen met lucht verontreinigd wordt; ook 

 wordt van tijd tot tijd, wanneer in den ethyleencyclus van het 

 cascadeproces de condensatiedruk van het ethyleen oploopt, het 

 gas, dat overblijft nadat het grootste deel van het in den cyclus aan- 



11 



Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIV. A°. 1905/6. 



