( 158 ) 



wezige gas is vloeibaar geworden, afgeblazen e» door zuiver ethyleen 

 vervangen, ten einde den condensatiedruk weder op hel gewone 

 bedrag te brengen. Al dergelijke mengsels en resten mei een meer 

 of minder groot gehalte aan ethyleen worden wegens de kostbaarheid 

 van dit gas in een grooten gashouder verzameld. Uit het opgevangen 

 gas wordt dan later het ethyleen in een door vloeibare lucht afge- 

 koeld vat uitgevroren. 



Door afkoeling bij normalen druk kan men uit een mengsel van 

 gasvormige stoffen, die in vluchtigheid zeer veel verschillen, het 

 minst vluchtige bestanddeel voor een goed deel afscheiden, wanneer 

 men tot temperaturen afdaalt, die schoon nog boven het kookpunt 

 van de eene liggende, toch ver beneden dat van de andere stof gaan. 

 De graad van verontreiniging van het overblijvende gas wordt 

 daarbij vrij wel bepaald door de dampspanning van het minder 

 vluchtige bestanddeel bij de temperatuur van afkoeling. Veel vol- 

 komener geschiedt de afscheiding wanneer men ook samenpersing 

 te hulp kan nemen, gelijk bijv. het geval is, wanneer het gas, dat 

 men wenscht te zuiveren brj de temperatuur, tot welke men kan 

 afkoelen, nog boven zijne kritische temperatuur is. 



Als men den druk niet te hoog neemt mag men ruw weg aan- 

 nemen, dat de graad van zuiverheid die men door langdurige afkoe- 

 ling bereiken kan, bij dezelfde temperatuur van afkoeling recht 

 evenredig is aan den druk, tot welken men samenperst. Bij stroomen 

 door een afgekoelde buis komen andere factoren in aanmerking, 

 doch ook dan geeft samenpersing een belangrijk voordeel. 



Ik heb daarvan partij getrokken om de volgens Med. N°. 27, 

 Mei '96, bereide electrolytische waterstof, die voor piëzometers en 

 thermometers gebruikt wordt, toen het bleek, dat soms niettegen- 

 staande het doorloopen van droogbuizen met phosphorpentoxyde nog 

 sporen H 2 in het gas voorkwamen, een laatste afdoende zuivering 

 te doen ondergaan, door de waterstof sterk samengeperst in vloeibare 

 lucht af te koelen. 



Een dergelijke methode is aan te bevelen om bijv. helium van bijge- 

 mengd neon en waterstof te bevrijden. De graad van zuiverheid van 

 het helium kan dan belangrijk hooger worden door het bad waarin 

 de koelslang (vloeibare waterstof) ligt, te laten verdampen in 't lucht- 

 ledige ; voor dit doel wordt een toestel ingericht. 



'b 1 



§ 2. Zuivere waterstof vuur thermometers en piëzometers. 



Aan den in Med. N" 27 beschreven toestel voor het bereiden van 

 zuivere waterstof zijn sedert verschillende verbeteringen aangebracht. 

 Eenige daarvan zijn reeds beschreven in Med. N" 60 Juni '00. Nader- 



