( 159 ) 



hand werd de plaat ƒ fig. 6 PI. Il Med. N° 27 nog geklonken aan 

 een platinadraad (inplaats van gesoldeerd aan de koperdraad e), en 

 gesmolten in een omgebogen glazen buis, die onder liet kwik op 

 den bodem van den toestel doorloopt en zelf met kwik gevuld is. 

 Verder werd de kraan d aangesmolten aan de klok c, is de insmel- 

 tingsplaats k ter afkoeling onder kwik gebracht ; en eindelijk werd 

 het sluiten van den toestel gemakkelijker gemaakt doordat de eaout- 

 choucstoppen in het deksel vervangen werden door meer kegelvor- 

 mige, die men met een plaatje en trekboutjes aandrukt, en doordat 

 zes trekstangetjes t inplaats van de drie in boven aangehaalde figuur 

 zijn gekomen. 



De electrolytische waterstof, in den verbeterden ontwikkelings- 

 toestel onder overdruk bereid, wordt dooreen fijne regelkraan (verg. R, 

 PI. I fig. 3, Med. N°. 27) afgegeven. Zij wordt echter niet onmiddellijk 

 in de kwikluchtpomp en de te vullen meettoestellen gelaten doch 

 eerst door een stalen capillair geleid naar den piezometer in persbus 

 met (Irukaanbrenging door samengeperste lucht, die bij de proeven 

 over condensatie van gasmengsels (zie Med. n°. 92 Juni '04 PI. I 

 fig. 1) gebruikt werd. De steel van dezen piezometer is voorzien 

 van een driewegkraantje (Med. N°. 84 Maart '03 PI. I, tig. 2 en 3) 

 waarbij aan de eene zijde de zooeven genoemde capillair, aan de 

 andere zijde een koperen koelslang (een platina koelslang met platina 

 capillairen zou nog beter zijn), die aan beide einden in stalen capil- 

 lairen met koppelingen eindigt, wordt aangesloten. Een fijn te regelen 

 hoogdruk kraan verbindt de koelslang aan de kwikluchtpomp en de 

 meettoestellen. Alle pakkingen zijn van kurk, het gas zelf komt 

 niet anders dan met het metaal van de koelslang en de capillairen, 

 met glas of dubbel gedistilleerd kwik in aanraking. Nadat alles 

 tusschen den ontwikkelingstoestel en de kwikluchtpomp zorgvuldig 

 ledig gepompt is, wordt het gas uit den ontwikkelingstoestel in den 

 piezometer met koelslang toegelaten, deze daarna van den gasont- 

 wikkelingstoestel afgesloten, en het kwik in den piezometer omhoog 

 gedreven totdat een druk van 60 atm. bereikt is, terwijl de koel- 

 slang tot aan de staalcapillairen in vloeibare lucht gedompeld wordt. 

 Bij denzelfden druk wordt het gas dan door de regelkraan in de te 

 vullen meettoestellen gebracht. 



§ 3. Waterstof voor den cyclus met vloeibare waterstof. De elec- 

 trolytisclie waterstof uit den handel is gewoonlijk met zuurstof en 

 lucht te veel verontreinigd om voor een circulatie van waterstof te 

 kunnen dienen. Zij kan om deze bijmengselen af te scheiden worden 

 samengeperst in een koelslang gedompeld in zuurstof, die in het 



11* 



