( 164 ) 

 Een korte beschrijving van dezen cryostaat is dns wel gewenscht. 



§ 2. Beschrijving van den toestel. Het principieele verschil met de 

 in het van BEMMELEN-Gedenkboek beschreven inrichting is de afsluiting 

 van den heliumliquefactor van de crjostaatruimte door een kraan 

 en het overbrengen van het vloeibare helium door een hevel. Voor 

 het overige sluit de toestel zich eenerzijds aan bij den in het van 

 BEMMELEN-gedenkboek afgebeelden, anderzijds bij den liquefactor met 

 vergroote opvangruimte, die in Med. N°. 119 Zitt. Versl. Februari 1911 

 werd beschreven. Voor de beschrijving wan al wat aan den laatsten 

 en den nieuwen toestel gemeen is kan dan ook naar Med. N°. 119 

 verwezen worden, de ter aanwijzing van dezelfde deelen gebruikte 

 letters zijn dezelfde terwijl zij bij wijziging van een der deelen door 

 een accent onderscheiden zijn. Evenals in Med. N°. 119 is voor een 

 volledige beschrijving van de tot den heliumliquefactor behoorende 

 met die van Med. N°. 108, Zitt. Versl. Aug. 1908 gemeenschappelijke 

 deelen te verwijzen op laatstgenoemde Mededeeling en is de plaat bij 

 Med. N°. 119 samen met die van N°. 108 naast de thans gegeven 

 figuur te raadplegen. ') 



De verzilverde hevelbuis Eah, zie bijgaande Figuur die het vloeibare 

 helium van uit het vacuumglas Ea" van den liquefactor, waarin het 

 zich verzamelt, naar het vacuumglas van den cryostaat S 7 , het cryos- 

 taatglas, overbrengt is onder aan het vacuumglas bij Ea"h 1 vast geblazen. 

 Het benedendeel van het liquefaclorvacuumglas met de opgaande 

 buis van de hevel Eah„ bevindt zich in eene omhulling van vloei- 

 bare lucht in S a , waarvan het is afgescheiden door een bij /S' n aan 

 het liquefactorglas gekitten en daarmede dus onwrikbaar verbonden 

 nieuw zilveren kast >S\ ; aan deze kast is ook de ring S 4 , die het 

 cryostaatglas S 7 draagt onwrikbaar verbonden. Wanneer het cryostaat- 

 glas met den caoutchoucring S b hierin bevestigd is, en het deksel >S 6 op 

 de cryostaatruimte met den caoutchoucring >S' 6l is verbonden, vormt deze 

 kast met de verbindingsbuis S s en het cryostaatglas S, een gesloten 

 ruimte. De ook weder bij den liquefactor evenals bij de vroeger 

 beschreven cryostaten toegepaste verbinding met behulp van caoutchouc- 

 ringen, welke ook boven de kitplaats S L1 is aangebracht (»S',J en met 

 een beveiligingsomhulling voorzien, verzekert een luchtdichte sluiting- 

 van het geheel. Een heliumthermometer met nieuwzilveren reservoir 

 en stalen capillair, waarvan het reservoir iV&, in de ruimte van 



] ) Bij de constructie van dezen cryostaat zoowel als van de bij de verschillende 

 proeven daarin geplaatste toestellen heb ik veel te danken aan bet vernuft en de 

 kunst vaardigbeid van de Heeren Flim, amanuensis, en Kesselring, glasblazer bij 

 het cryogeen laboratorium. 



