( 166 ) 



vloeibaar helium is aangebracht, en waarvan de capillair Nb t lanes 

 de spiraal ^4 van den heliuraliquefactor loopt, en die verder met 

 steel JVb f en barometerbuis is voorzien, laat, naast den niveauaanwijs- 

 thermometer >S 5 van de waterstofruimte van den heliumliquefactor 

 iV" en Na (verg. Plaat bij Med. 119) geplaatst, oordeelen over het 

 opvangen van vloeibaar helium dat naar de cryostaatruimte kan 

 worden overgebracht. 



Langs de hevelbuis Eah 2 is bovenaan een koperen capillair Eal, 

 ter zijde afzonderlijk afgebeeld, gelegd, die samen met de hevelbuis 

 in een isoleerende laag is ingepakt, waardoor verkregen wordt dat het 

 vloeibare helium bij het snel overstroomen slechts weinig warmte 

 opneemt. Aan het in dit cryostaatglas mondende uiteinde Eah h van de 

 hevelbuis bevindt zich het kraantje Eak, een om een horizontale as 

 draaibaar klepje Eak x , dat met behulp van een worm met grooten 

 spoed Eak 2 tegen de opening van de vacuumbnis gedrukt wordt. De 

 worm wordt boven het cryostaat deksel door het omdraaien van een 

 handeltje Eak A aan het door een pakkingbus Eak h loopende worm- 

 stangetje Eak\ .'gedeeltelijk van glas) bewogen. 



Als roer-inrichting dient het pompje Sb van nieuwzilver, ter 

 zijde afzonderlijk afgebeeld, met kleppenzuiger Sb 1 en voetkleppen 

 <S&, ; de zuiger wordt met behulp van een draadje Sb 4 en van het 

 week-ijzeren (-vlindertje Sb e binnen de glazenbuis Sb 7 door een 

 magneet Sd medegenomen dien een electromotor op en neer beweegt 1 ). 

 Hierdoor wordt eene zeer krachtige circulatie verkregen. 



Alleen het bovenste deel van het cryostaat glas is verzilverd. Ter 

 hoogte van het kraantje houdt de verzilvering op, zoodat men de 

 werking van het kraantje kan controleeren en den stand van den 

 vloeistofspiegel in het cryostaatglas kan volgen. Het vacuumglas met 

 vloeibare waterstof E"b, dat het cryostaatglas omgeeft is op een verticale 

 strook na, al mede om den stand van het helium in het cryostaat- 

 glas waar te kunnen nemen, verzilverd. Het vacuumglas met vloei- 

 bare lucht E'"c, dat de vloeibare waterstof beschermt, eveneens. De ver- 

 damping is voornamelijk het gevolg van warmtetoevoer van bovenaf 

 door warmtegeleiding en geabsorbeerde straling van niet of niet vol- 

 doende afgekoelde deelen (deksel, toeleidingsdraden naar weerstanden 

 bijv.). Ook de straling, die door de doorzichtige deelen der wanden 

 doorgelaten wordt, kan evenals de straling van bovenaf als zij door 

 voorwerpen in aanraking met het helium (vooral in ondoorzichtige of 

 metalen deelen van toestellen schijnt dit het geval) geabsorbeerd wordt, 



] t Het oefent eene eigenaardige bekoring uit wanneer dit pompje, als de vloeistof- 

 spiegel van het helium iets beneden den bovenrand er van daalt, de ijle vloeistof 

 daarover uitstort. 



