( 626 ) 



het meten van de brekingsindices ook de temperatuur en de druk- 

 king van het gas met een overeenkomstige nauwkeurigheid moeten 

 worden bepaald, terwijl de dispersiegetallen maar weinig met de gas- 

 dichtheid zullen veranderen. 



Dit was voor ons aanleiding om het onderzoek in twee deelen te 

 splitsen, door eerst de dispersiegetallen te bepalen, en daarna de 

 waarden der brekingsindices. De in deze mededeeling beschreven 

 metingen hebben betrekking op het eerste deel van dit onderzoek. 



2. De proefbuis, die op den weg van een der interfereerende licht- 

 stralen was opgesteld en het te onderzoeken gas bevatte, is hier- 

 onder voorgesteld. 









jmih. 



-■ 









c 







1 



S 3 



4 



cm 



A B. stalen buis, van builen zeskant, met cilindrische holte, 



C moer, die de in de buis g3plaatste onderdeelen vast aandrukt. 



Deze onderdeelen zijn : 



D en E, glasplaten van 8 mm dikte, 



F, stalen cilinder van ruim 2 cm lengte, met opstaande randen die de glas- 

 platen omvatten. 



Tusschen F en de glasplaten bevinden zich pakkingringen van klingeriet, een 

 materiaal dat voor stoompakkingen gebruikt wordt, en hier uitstekend voldaan 

 heeft. Door koperen busjes wordt bet naar binnen uitloopen van de pakkingen 

 belet. Aan den buitenkant der glasplaten ligt tusseben deze en het metaal telkens 

 een ring van geelkoper en schijfjes papier. Door de moer G is F verbonden met 

 de h'oogedrukleiding. 



