( 627 ) 



Deze leiding geeft verbinding met een manometer en met het 

 reservoir, gevuld met het te onderzoeken gas onder hoogen druk, 

 terwijl ook verbinding kan worden gemaakt met een luehtpomp 

 (kapselpomp van Gaede). 



De metaalmanometer heeft een schaal verdeeling van 16 cm middel- 

 lijn, in 7io a,m - a f te lezen tot ongeveer 150 atmosferen. 



De Heer Kohnstamm stelde ons welwillend in de gelegenheid dezen 

 manometer voor en na de metingen te vergelijken met den Stückrath'- 

 schen manometsr, door hem in het natuurkundig laboratorium te 

 Amsterdam opgesteld. Het bleek, dat de aanwijzingen van den mano- 

 meter vrijwel onveranderd waren gebleven. De verschillen bedroegen 

 meestal niet meer dan 7io atmosfeer. 



Naast de proefbuis, die door een der interfereerende stralen wordt 

 doorloopen, bevinden zich 'op den weg van den anderen straal twee 

 glasplaten, die gelijk zijn aan die in de proefbuis. Door middel van 

 drie stelsch roeven kan men deze platen iets bewegen en daardoor 

 de breedte en de richting der interferentiestrepen zoo regelen als 

 voor de waarnemingen het gunstigst is. Hierbij kan men natuurlijk 

 ook gebruik maken van de stelschroeven aan een der glasplaten 

 van den interferentiaalrefractor. Een wijde spleet voor de eerste 

 glasplaat van den refractor is noodig gebleken om duidelijke strepen 

 te verkrijgen. De geheele toestel is omgeven door een plaatijzeren 

 kast, die bij de latere waarnemingen bovendien nog is opgevuld 

 met watten, die alleen den weg der lichtstralen vrij laten. De ope- 

 ningen in de kast zijn door glasplaten afgesloten. Ook de hooge 

 drukleiding en de manometer zijn tot aan de eerste afsluitkraan in 

 watten ingepakt. 



Naast de proefbuis bevindt zich het reservoir van een thermo- 

 meter, waarvan de schaalverdeeling buiten de kast uitsteekt. 



3. De metingen welke in deze mededeeling worden behandeld 

 hebben betrekking op zuivere waterstof, welke wij door de welwil- 

 lendheid van Prof. Kamerlingh Onnes uit het Leidsche laboratorium 

 ontvingen, alwaar zij uit onzuivere waterstof bereid is door bij zeer 

 lage temperatuur de bijmengselen te doen uitvriezen. ') 



Bij de eerste metingen diende als lichtbron een kwartskwiklamp 

 van Heraeus, waarvan het licht door een lens geconcentreerd werd 

 op de zoo even genoemde spleet bij den interferentiaalrefractor. 

 Door middel van stralenfilters konden de drie lichtsoorten (geel, 



b Kamerlingh Onnes, Vers]. K. Ak. van Wet. 1908/09, p. 934. Comm. phys. 

 lab. Leiden, No. 109b. 



