438 



hij aan het laatstelijk door Kamerlingh Onnes en Holst l ) gebruikte 

 type. Daaraan zijn de verbeteringen aangebracht, die in het bijzonder 

 voor den thermometer voor het meten van de met vloeibaar Helium 

 te verkrijgen temperaturen doeltreffend bevonden waren, 2 ) alsmede 

 andere welke de ervaring bij verschillende metingen in het labora- 

 torium aan de hand had gedaan. Tot de laatste behoort dat thans 

 het naar het thermometerreservoir toegekeerde been van den mano- 

 meter, het instelbeen, en het van het thermometerreservoir afgekeerde 

 been niet meer door een caoutchoucslang, maar door een glazen bnis 

 verbonden zijn, 3 ) hetgeen medebrengt dat het instellen van het kwik 

 (door kraan K0 1 en Kf> b , tig. 3) met behulp van een met tusschen- 

 voeging van een luchtvanger (bij kraan K& xo ) aan deze buis door 

 een caoutchoucslang verbonden kwikpeer D verkregen wordt. 4 ) Een 

 en ander is aangegeven in fig. 1, die een overzicht van het thermo- 

 meterapparaat geeft en die nu in plaats komt van PI. I van Meded. 

 N°. 95e, en in h'g. 3. die schematisch de inrichting der toestellen 

 voor ons onderzoek omtrent de dampspanning van waterstof boven 

 het kookpunt aangeeft; bij raadpleging van de boven aangehaalde 

 Mededeelingen behoeven fig. 1 en, wat den thermometer betreft, 

 fig. 3, wel weinig nadere toelichting. 5 ) 



Bij drukkingen boven en beneden één atmosfeer wordt thans het 



!) Comm. N°. 141a Zitt.versl. Mei 1914. Dit type wordt het eerst in Meded. 

 N°. 27 Zitt.versl. Mei 1896 als model 6 beschreven. Het werd door Kamerlingh 

 Onnes en Boudin Comm. N°. 60 Zitt.versl. Juni 1900 en later, slechts weinig 

 gewijzigd, door Kamerlingh Onnes en Braak Comm. N . 95e Zitt.versl. Oct. 

 1906 gebruikt. In de aangehaalde mededeelingen zijn de bijzonderheden van de 

 inrichting vermeld. Bij het samenvoegen der teekeningen uit Mededd. N'. 27, HO 

 en 95e lette men er op, dat reeds voor Meded. N". 60 in plaats van m fig. 1 

 PI.' II. Meded. N°. 27 ten dienste van de vulling een kraan als K"Oq op fig. 3 

 van de mededeeling, die ons thans bezig houdt, was aangebracht tzie Med. N". 60 

 Zitt.versl. Juni 1900, § 21 einde). 



2) Meded. N°. 119 Zitt.versl. Febr. 1911 en Meded. N°. 1246. Zitt.versl. Dec. 1911. 



s ) Het drukverschil tusschen binnen- en buitenzijde van de slang bedraagt bij 

 het meten van de temperaturen, die met vloeibare waterstof verkregen worden, 

 ongeveer 1 atmosfeer en op den duur laat dan de caoutchoucslang, ook wanneer 

 zij voor hoog vacuüm bestemd en van goede kwaliteit is, lucht door. Verder wordt 

 het kwik op den duur verontreinigd, behandeling met natronloog helpt daartegen 

 niet afdoende. En eindelijk kan door elastische nawerking het instellen op een 

 bepaalden druk bemoeilijkt worden. 



4 ) Is de instelling gereed, zoo wordt K<=> 5 gesloten. Verdere kleine veranderingen 

 in de instelling geschieden als in Meded. N°. 1246 met de daarvoor aangebrachte 

 stelschroef (zie fig. 1). 



5 ) De letters in fig. 3 zijn dezelfde als bij de vorige mededeelingen ; gewijzigde 

 deelen zijn met een accent of een accent meer aangegeven. 



