441 



boven l'a x een luchtledig gemaakt worden, dat met behulp van 

 Dewar's in vloeibare lucht afgekoelde kool bij K0 S en K@m open 

 en K("> 9 gesloten onderhouden wordt. Voor het aflezen van drukkingen 

 boven een atmosfeer wordt K® & op dezelfde wijze als bij het vroegere 

 model met een barometer en ruimte van standvastigen en nagenoeg 

 atmosferischen druk verbonden. (Zie fig. 1). 



Bij de verbinding van het instel been van den manometer l ) met 

 de thermometercapillair is thans op dezelfde wijze als dit bij den 

 laatsten thermometer voor heliumtemperaturen (verg. Meded. N°. 1246) 

 geschiedde, het gebruik van kit geheel vermeden. Bij het vroegere model 

 had de kit tusschen het stalen dopje en het glas blijkbaar steeds 

 aanleiding tot absorptie gegeven en daardoor tot verandering van 

 den vriespuntsdruk van den thermometer. 2 ) 



Bij de op de thans gevolgde wijze ingerichte thermometers hebben 

 wij geen verandering van den vriespuntsdruk kunnen vinden, die 

 niet mag worden geacht binnen de grenzen van nauwkeurigheid 

 der bepalingen (waarschijnlijke fout 0,02 mm) te vallen. 



Het instelbeen gaat boven de instelruimte half bolvormig toege- 

 blazen (g 3 " fig. 3) in een capillair dj' over, waaraan de stalen 

 verbindingscapillair ThJ' volgens de bij het construeeren van vele 

 toestellen in het laboratorium gevolgde methode van Cailletet is 

 vastgesoldeerd. 3 ) Om de schadelijke ruimte zoo klein mogelijk te 

 maken is het. doorboorde stalen instelblokje e" van Meded. No. 1246 

 thans in de half bolvormige ruimte </ 2 " ingeslepen. 4 ) 



!) Als vroeger is er beneden de instelruimte een verwijding b aangebracht, ten 

 einde bij gewonen druk te kunnen vullen en dan door opdrijven van het kwik tot 

 dicht bij de instelspits den vriespuntsdruk van den thermometer tot dien van den 

 internationalen thermometer, 1000 mm, op te voeren. Een merkteeken op het 

 instelbeen maakt het mogelijk vrij nauwkeurig de gewenschte vulling bij gewone 

 temperatuur en druk te verkrijgen. 



2 ) In het geval van Meded. N ü . 95e bedroeg deze 0,61 in 19 maanden en in een ander 

 geval 0,18 in 4 maanden. Chappuis vond bij zijn thermometer 0,1 mm. in 3 maanden. 



3 ) Op het geplatineerde einde van de glazen capillair wordt eleetrolytisch een 

 laagje koper neergeslagen. Hierover wordt het koperen dopje gesoldeerd, waarin 

 de stalen capillair reeds gesoldeerd is. Als soldeermiddel voor de verbinding van 

 het koperen dopje met de glazen capillair gebruikten wij in dit geval Wood's metaal. 



*) Het blokje wordt van onderen op in de instelruimte gebracht. De verlengbuis, 

 die daartoe dient, wordt, nadat het blokje op zijn plaats gebracht' is op de wijze, 

 die uit figg. 1 en 3 is op te maken, dicht gesmolten. Bij den thermometer voor 

 helium-temperaturen kon het inbrengen met behulp van een slijpstuk geschieden 

 (zie fig. H Meded. N". 124/)). 



Het blokje wordt met een zeer kleine hoeveelheid lak, waaruit van te voren in 

 het luchtledig aan vloeibare lucht de dampen af gedistilleerd zijn, op zijn plaats 

 aan het glas vastgehecht. Het benedenvlak ervan is loodrecht op de buis afgeslepen. 

 Het draagt een spits van 0,75 mm. lengte. 



