Scheikunde. — De lieer Boëseken biedt een mededeeling aan van 

 den Heer N. H. Siewertsz van Reesema over: ,, Het gebruik 

 van de Thermozuil van Dr.W. M. Moll bij absolute Metingen." 



(Mede aangeboden door den Heer Hoogewebff). 



Bij een aantal Photochemische onderzoekingen, uitgevoerd op het 

 Phys. Chem. Lab. aan de Technische Hoogeschool te Delft, werd 

 gebruik gemaakt van de Thermozuil en den Galvanometer van 

 Dr. Moll. 



Ten einde de gemeten lichtabsorbties in een absolute maat te 

 kunnen uitdrukken, werd het noodzakelijk de thermozuil te ijken. 

 Het hier volgende is een voorloopige mededeeling over de hierop 

 betrekking hebbende metingen, terwijl de bijzonderheden in mijn 

 dissertatie zullen bekend gemaakt worden. 



Er werd van afgezien de thermozuil te ijken door een Hefner-lamp of 

 een andere normaallamp of ook door een, bijv. door de ,,Physi- 

 kalisch Technische Reichsanstalt" geijkte gloeilamp. De voorkeur 

 werd gegeven aan een directe methode (zonder gebruikmaking van 

 hulplichtbronnen, Hefner-lamp of andere normaallamp), die men zelf 

 op eenvoudige wijze zou kunnen uitvoeren, onafhankelijk van de 

 metingen van anderen op andere laboratoria uitgevoerd. 



Bovendien zou men, zooals zal blijken, het uitmeten van ver- 

 lichte oppervlakken (hier dus een smal lichtstreepje op de thermo- 

 zuil) en het uitmeten van den afstand van verlicht oppervlak tot 

 lichtbron, wat bij het gebruik van een normaallamp noodzakelijk 

 wordt, bij de directe methode vermijden. 



Oorspronkelijk was het mijn bedoeling gebruik te maken van den 

 compensatie Pyrheliometer van Angström of van een vereenvoudigde 

 uitvoering' van het beginsel dat hieraan ten grondslag ligt. 



De gang van zaken zou de volgende zijn geweest. Men laat een 

 hoeveelheid licht in den vorm van een smalle lichtstreep vallen op 

 het platinaplaatje van den Pyrheliometer en meet het electriseh 

 aequivalent door compensatie. Door een ander gelijkvormig plaatje 

 wordt n.1, een electriseh stroompje gevoerd. Achter de plaatjes be- 

 vinden zich thermo-elementjes, die zoo aangebracht zijn, dat hunne 

 electromotorisehe krachten tegen elkaar inwerken. Thermo-elemeniies 

 en plaatjes zijn gelijkvormig. Is de hoeveelheid geabsorbeeerd licht 

 in het eene plaatje gelijk aan de hoeveelheid door den electrischen 



