524 



Dit plaatje kon nu op eenvoudige wijze gebruikt worden om ook 

 de lichtbundels ongeveer 1 ui.M. breed te maken. 



Bij de ijking wordt de gebruikte lichtbundel verkregen door uit- 

 snijding door middel van een scherm uit een grooteren evenwijdigen 

 lichtbundel van een Nernstlamp afkomstig. Het scherm is voorzien 

 van schermdeurtjes, zoodat men den te gebruiken bundel breeder en 

 smaller kan maken. 



Laat men nu eerst den bundel over de randen van het zich on- 

 middellijk voor de thermozuil bevindende plaatje heenvallen, dan 

 ziet men behalve het verlichte plaatje, op de thermozuil, 2 licht- 

 streepen, met den schaduw van het plaatje er tusschen in. 



Men schuift nu de deurtjes naar elkaar toe, totdat de beide 

 liehtstreepen op de thermozuil juist verdwenen zijn, iets wat men 

 scherp kan waarnemen. De lichtbundel valt dus nu uitsluitend op 

 het plaatje voor de zuil. 



Bij het gebruik van de thermozuil wordt de breedte op overeen 

 komstige wijze ongeveer gelijk één m.M. gemaakt, alleen wordt 

 hier inplaats van schermdeurtjes van een cylinder lensje gebruik 

 gemaakt. 



Wat de nauwkeurigheid aangaat merken wij op, dat uit de tabel 

 volgt dat 2 bundels van gelijke intensiteit maar van de breedten 

 1 en 0.5 m.M., die beide op het maximum zijn ingesteld, ongeveer 

 een verschil in uitslag van 2.5 % zullen vertoonen. Hieruit volgt 

 dat indien we de breedten op deze wijze misschien tot op 0.1 m.M. 

 gelijk maken, hiermee ook geen groote fouten meer gemaakt zullen 

 worden. 



Op de vraag of men de boven gegeven formules hier werkelijk 

 mag toepassen, wordt uitvoerig ingegaan in mijn proefschrift. Ook 

 zal hier niet gesproken worden over de constructies, die naar mijne 

 groote tevredenheid door den chef instrumentmaker van het labo- 

 ratorium, den Heer Joh. de Zwaan uitgevoerd werden. 



Tot nadere toelichting van het onderzoek volgt hier een getallen- 

 voorbeeld. 



Door de Nernstlamp bij verschillende spanningen te laten branden, 

 konden de ijkingen steeds bij verschillende lichtsterkten worden 

 uitgevoerd. Eveneens werden steeds verschillende stroomsterkten 

 gebezigd. Deze werden gemeten in een milliampère-meter van 

 ,, Koeler". De weerstand van het platina plaatje werd met de brug 

 van Wheatstone gemeten. 



Voor r, de electrische weerstand, werden de waarden 2.43 £1, 

 2.50 O, en 2.48 _Q dus gemiddeld 2.47 f 2 gevonden. 



