525 



Voltage 

 lichtbron 



U 'l 



U I 



"tiv, 



gemiddelde 

 waarde 



110 Volt 



74.1 m.M. 



172 m.M. 



0.436 



0.434 



106 „ 



61.0 „ 



137.5 „ 



0.451 





102 „ 



47.3 „ 



109.0 „ 



0.434 





98 „ 



36.2 „ 



86.8 „ 



0.417 



■ 



i 



U i 



Ontwikkelde warmte 



in cal. per sec. 



/ 2 rX0.24 



/ 2 rX0.24 . cal. 



U t m.M. 



gemiddelde 

 waarde 



0.015 amp. 



179.9 m.M. 



0.015 2 X 2.47X0.24 



7.42 XI O- 7 



7.40X10- 7 



0.020 „ 



324.4 „ 



0.020 2 X 2.47X0.24 



7.30 XI O- 7 





0.025 „ 



500.4 „ 



0.0252X2.47X0.24 



7.49 XI 0- 7 





0.030 „ 



720 „ 



0.030 2 X 2.47 X 0.24 



7.41 X 10- 7 





P r U'r 



k = — x — 



(5) 



= 7.40 X 10- 7 X 0.434 = 3.2 X 10~ 7 calor. per seconde, 

 d.w.z. dat 1 m.M. uitslag veroorzaakt wordt door 3.2 X 10~ 7 calor. 

 per secunde. Hierbij behoort nog aangegeven te worden, dat de 

 afstand van den galvanometerspiegel tot de lat bij deze metingen 

 bedroeg 174.3 m.M. 



Den hooggeleerden Heer Prof. Dr. W. Reinders, die mij in staat 

 stelde dit onderzoek op het Phys. Chem. Lab. uit te voeren, ben 

 ik een woord van hartelijken dank verschuldigd, mede voor de 

 aanmoediging bij het werk ondervonden. 



' Delft, 15 Juli 1917. 



