590 



en roerder, X de te bepalen spec. warmte der oplossing, C een 

 konstante, en noemen wij de overeenkomstige grootheden bij de 

 pi-oef met water A,a,n,i en Li, dan is: 



Cni = ALt -f aLt 

 Cn.i, = AXLt -f- aLt' 

 ALt -f aLt 



m 



Of 



X = 



n l i l AXLt' + aLt' 

 An 1 i l Lt -\- a(n x i x Lt—niLt') 



AniLt' 



8. De inrichting van den kalorimeter was die, welke door 

 W. D. Helderman is beschreven 1 ). De voor deze metingen gebruikte 

 thermometer (volgens Beckmann) was in 0°.01 verdeeld. Kaliber en 

 graad fout waren door de Phjs. Techn. Reichsanstalt te Charlotten- 

 burg bepaald. Gedurende de proef werd met behulp van een elektrisch 

 gedreven hamertje voortdurend op den thermometer geklopt. 



De waterwaarde a bedroeg steeds 39.50, terwijl A in alle proeven 

 900.0 was. 









In 







il 

















— I 



1 







1 











_K_ 











Het schema der opstelling is in Fig. 1 gegeven. De stroom eener akkumulatoren- 

 batterij B van 4 cellen ging naar een wip W en kon met behulp daarvan behalve 

 door den Weston- ampèremeter A (in 0.01 ampère verdeeld) hetzij door de 8- Volt 

 lamp L x in den kalorimeter K worden geleid, hetzij door de 8-Volt lamp L 2 , die 

 in een met water gevuld bekerglas O was opgehangen. Men schakelt de wip 

 allereerst zoodanig, dat de stroom door L 2 gaat. Is na eenigen tijd de stroom- 

 sterkte konstant geworden (tol op 0.3%) en de gang der temperatuur (door 

 straling) in den kalorimeter bepaald, dan leidt men den stroom (door omleggen van 

 de wip) door i x : op dit oogenblik wordt een „stopwatch" in gang gebracht. 

 Gedurende den stroomdoorgang wordt de stroomsterkte (zij bedroeg + 1 Ampère) 



l ) Dissertatie, Utrecht 1915. Blz. 49 v.v. 



