637 



Hieronder volge nu eene meer gedetailleerde beschrijving van de 

 inrichting 1 ) 2 ) : 



Beschrijving van den toestel: 



Deze wordt toegelicht door de volgende reproducties: 



Fig. 2 is genomen naar een fotografie, die -den toestel voorstelt 

 iets van boven gezien. 



Fig. 3 is eene verticale doorsnede, gaande door het vlak van. 

 eene der stiften, n.I. de capaciteitss.ti.ft ï s , terwijl tig. 4 de ebonieten 

 schijf in horizontale doorsnee aangeeft, de beide laatste op eene 

 derde der ware grootte. 



Uitgaande van het centrale gedeelte van den toestel, bevindt zich 

 juist in het midden de naald d\ deze is van platina en bestaat uit 

 twee gedeelten, waarvan het benedenste veerend in het bovenstuk 

 is bevestigd; dit laatste is in liet midden voorzien van eene cilin- 

 drische verdikking', die op twee plaatsen kleine holten bevat, teneinde een 

 goed contact te bevorderen van de naald met de twee zijwaarts haar 

 rakende stiften, n. 1. de ladingsstift / t en de capaciteitsstift / 3 (zie fig. 

 3 en 4). De naald d is geïsoleerd door ambroid (in fig. 3 gestippeld), 

 dat bestaat uit twee cilindrische stukjes, in het onderste waarvan de 

 naald is bevestigd, terwijl het bovengedeelte, voorzien van twee 

 wijde boringen voor de stiften, los om de naald kan worden ge- 

 schoven. Het ambroid is geheel omvat door een koperen buis, 

 dienende als schutring (guardring). teneinde ladingsverlies van de 

 naald en inductiewerkingen op haar te ontgaan. Ook dit buisje be- 

 staat uit twee stukken: vooreerst uit een benedencilindertje met van 

 onderen een dikken buitenrand; hierin zijn aanwezig zes schroef- 

 boringen (in fig. 4 : 1) voor de schroeven, waarmee de schutring met 

 ambroid en naald in de omringende ebonieten plaat h kan worden 

 vastgezet. Het benedencilindertje is ruim passend in de uitholling- 

 van het eboniet en wordt daarin veerend omvat door het boven- 

 gedeelte van den schutring, dat, behalve twee ruime horingen ter 

 plaatse van de stiften /, en / 3 , nog is voorzien van eene schroef boring 

 voor de derde stift l 2 , die den schermring op de gewenschte poten- 

 tiaalwaarde brengt. (Zie fig. 4.) De ebonieten plaat zelve is 



!) De electrometer werd in de werkplaats van het Natuurkundig Laboratorium 

 te Groningen vervaardigd door den Heer H. J. Sips, die met groote toewijding 

 de vele moeilijkheden, die zich bij de uitvoering voordeden, op zoo uitstekende 

 wijze wist te overwinnen. 



Ook de Heer D. A. Vonk, hoofd van de werkplaats, gal' in menig opzicht waar- 

 devolle aanwijzingen. 



J ) De N. V. Instrnmenlfabriek en -Handel voorheen 1'. .1. KlPP en Zonen, Dell'l 

 (Holland) heeft zieh bereid verklaard, hij een voldoend getal aanvragen, den hier 

 beschreven toestel te vervaardigen. 



