638 



bevestigd aan de onderzijde van de koperen bodemplaat i van de 

 meetruimte c, door middel van drie koperen schroeven en moeren 

 (fig. 4: 2; tig. 3: de schroeven links van het midden); deze moeren 

 worden door schroeven tegen het eboniet. aangedrukt. Aan de ebonieten 

 plaat is verder verbonden het deksel k van den ionisatiecilinder f; 

 hiertoe is de ebonieten plaat op zes plaatsen doorboord, zoodat van 

 .bovenaf schroeven met verzonken koppen in het deksel geschroefd 

 kunnen worden; deze reiken slechts tot halverwege de dikte van 

 iiet deksel. (Fig. 4 : 3). Door middel van zes omklapschroeven wordt 

 de bovenrand / van den ionisatiecilinder sluitend tegen het deksel 

 aangedrukt. De geel-koperen ionisatiecilinder wordt van boven deels 

 door het deksel afgesloten, deels door één uit twee stukken bestaand 

 koperen bakje, dat in het midden eene opening bevat voor de naald; 

 beide deelen zijn onderling en het buitenste met het deksel verbonden 

 door bajonetsluiting. Het bakje dient om CaCl a te bevatten, hetgeen 

 het ambroid moet beschermen tegen vocht; tevens is op deze wijze 

 de naald in den ionisatiecilinder, behalve op de zooeven genoemde 

 kleine lnchtruimte na, geheel omgeven door metaal, hetgeen bij de 

 meting van ionisatiestroomen wenschelijk is. De bodem van den 

 cilinder bestaat uit een afzonderlijke koperen plaat, die door om- 

 klapschroeven tegen den cilinderrand wordt aangedrukt. 



Wat het. bovengedeelte van den toestel betreft, als het voornaam- 

 ste hiervan is de koperen meetcilinder c te beschouwen, welks 

 afmetingen zoodanig werden gekozen, dat de , bovennaald tijdens 

 hare beweging eene goede demping ondervindt. Deze cilinder past 

 in eene ringvormige groef van de bodemplaat en is voorzien van 

 een breeden rand met twee langgestrekte cirkelvormige gleuven, 

 waardoorheen twee schroeven met gekartelden kop den meetcilinder 

 op de bodemplaat vastschroeven ; de meetcilinder kan hierdoor over een 

 vrij grooten hoek worden gedraaid. (Zie fig. 2). Ten einde den toestand 

 binnen den cilinder te kunnen controleeren, en de bovennaald in te 

 kunnen stellen, bevinden zich in den wand van c, diametraal tegenover 

 elkaar, twee ovale met celloid bedekte openingen, die kunnen corres- 

 pondeeren met even groote openingen in een tweeden koperen 

 buiten-cilinder, die draaibaar is, zoodat tijdens de meting de binnen- 

 ruimte geheel door metaal kon worden afgesloten. 



De bodemplaat i van de meetruimte c is vastgeschroefd op koperen 

 zuilen, die den toestel dragen. Deze rusten op eene driehoekige 

 houten plank, voorzien van door eboniet geïsoleerde stelschroeven. 



Aan de ondernaald b, die veerend in eene uitholling van (/sluit, 

 kan een bepaalde stand worden gegeven met behulp van eene 

 graadverdeeling. die op de bodemplaat van c is aangebracht. 



