641 



Vervolgens heeft de sluiting van den cilinder van boven (door het 

 deksel K), evenals van onderen (door de koperen bodemplaat) onder 

 tnsschen komst van gummiringen plaats. 



In den wand van den ionisatieeilinder bevinden zich hermetisch 

 sluitende glaskranen voor aan- en afvoer van lucht of emanatie. 



Met al de bovengenoemde voorzorgen bleek het mogelijk met de 

 pomp (de nieuwe zuigerpomp van Gaede) den kwikdruk binnen den 

 cilinder tot op 2 m.M. te verlagen, terwijl deze eerst na verloop 

 van drie dagen met 1 m.M. was verhoogd, hetgeen voor het beoogde 

 doel meer dan voldoende is. 



Betreft de meting echter het onderzoek van vaste stoffen (directe 

 methode), die men snel moet kunnen verwisselen en waarbij zooveel 

 mogelijk vernieuwing van lucht moet worden vermeden, dan wordt 

 de bodemplaat vervangen door een ring, (zie hiervoor fig. 5) dragende 

 aan de onderzijde, op twee diametraal tegenover elkaar gelegen 

 plaatsen, twee platte geelkoperen rails, waarlangs een plaat met 

 verdiepten bodem en zwaluwstaartvormig afgewerkte zijkanten kan 

 geschoven worden, die den bodem van den ionisatieeilinder vormt. 

 Een tweede eveneens bewerkte plaat kan langs dezelfde rails geschoven 

 worden en de eerste vervangen. De ring wordt door twee der om- 

 klapschroeven tegen den cilinder aangedrukt. 



Enkele bijzonderheden over isolatie en opstelling •. 



Ten einde de deugdelijkheid der isolatie van de ondernaald door 

 het ambroid na te gaan werden nog verschillende proeven genomen; 

 zoo werd aan den schutring eene spanning gegeven van -f- 10 Volt, 

 ƒ op dezelfde spanning gebracht als b: (0 Volt) teneinde een 

 ionisatiestroom te vermijden, b daarna geïsoleerd, zoodat een op- 

 laden van b slechts het gevolg kon zijn van een overgaan van 

 lading van den schutring over het barnsteen naar b. Bij een 

 gevoeligen ladingstoestand bedroeg de naaldverplaatsing niet meer 

 dan il a 2 m.M. per minuut. Wanneer we in aanmerking nemen, 

 dat bij de metingen het spanningsverschil tnsschen b en schutring 

 zeer gering is, immers de laatste wordt op V = gehouden, en dat de 

 polenliaal-verhooging voor b gedurende de meting slechts eene geringe 

 fractie van een Volt bedraagt, zoo blijkt hieruit voldoende, hoe 

 uitstekend het ambroid de naald isoleert, en een hierdoor ontstaand 

 „lek" dus niet in aanmerking komt. 



Wat de opstelling van toestel, ladingsbatterij enz. betreft, deze is 

 zoodanig, dat van af de plaats bij den kijker de noodige manipu- 

 laties voor het in gereedheid brengen van de metingen kunnen 

 worden bewerkstelligd. 



42* 



