B89 



aansluiting geven. Holst l ) die haar aan uitgebreid materiaal heeft 

 getoetst, vond dat zulk eene formule boven ca. 80° K. voldoende 

 aansluiting geeft. Voor de temperaturen van vloeibare waterstof 

 schiet zij echter te kort 2 ). Om den aard van het bedoelde verschil 

 te leeren kennen zijn dus metingen tusschen 55° K. en 27° K. van 

 belang, terwijl ze tevens meer algemeene gezichtspunten kunnen 

 openen aangaande den aard der af hankelijkheid van den galvanischen 

 weerstand van de temperatuur. Na de constructie van den waterstof- 

 dam pcryostaat was een onderzoek in dit temperatuurgebied mogelijk 

 en hebben wij derhalve deze metingen ter hand genomen. 



Door een reeks metingen buiten het bedoelde gebied hebben we de 

 daarbinnen verkregen resultaten uitgebreid, zoodat we nu in staat 

 zijn gegevens mede te deelen omtrent den weerstand van goud en 

 platina, zonder onderbrekingen doorloopende over het temperatuur- 

 interval van 15° K. tot 273° K. 



§ 2. Toestellen. Voor de inrichting der metingen tusschen 27° K. en 

 55° K. verwijzen we naar Comrn. N°. 151/7. tig. 1, waarin de ge- 

 bruikte gasthermometer en weerstanden, gemonteerd in den damp- 

 cryostaat, geteekend zijn. Metingen buiten dit gebied geschiedden in 

 een cryostaat die in inrichting niet belangrijk afweek van reeds vroeger 

 beschreven vormen. 



De goud- en platina-weerstanden waren gewonden op buizen van 

 porcelein met dubbelen ingebakken schroefdraad. De pi at in ad raden 

 waren door de firma Heraeüs als uiterst zuiver geleverd. De gouddraden 

 zijn door bemiddeling van Dr. G. Holst in de werkplaatsen der 

 N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken over nieuwe diamanten getrokken. 

 Hem en Dr. C. Hoitsema, die ons zuiver muntgoud voor hel ver- 

 vaardigen van deze draden verschafte, brengen wij hier onzen vrien- 

 delijken dank. De diameters van de goud- en platinadraden bedroegen 

 7io en V 20 m.m. Voor hun gebruik werden de draden in thermisch 

 stationnairen toestand gebracht door ze eenige malen afwisselen» 1 

 in vloeibare lucht te dompelen en uit te gloeien. Van een plat ma- 

 draad, waarbij deze bewerking verzuimd was, bleek na afloop der 

 metingen de nulpuntsweerstand belangrijk veranderd te zijn: dil 

 maakte de uitkomsten der metingen met dezen draad twijfelachtig, 

 zoodat ze in het volgende niet zijn opgenomen. De temperatuurbe- 

 palingen geschiedden met den heliumthermometer. die in Comm. 

 N". 151(7, beschreven is. De vriespuntsdruk was die van den inter- 

 nationalen heliumthermometer (1000 niM.V 



>) G. Holst, Comm N u . 148a, p. 8— 10. Zitl. versl. Si>pt. UU:> XXlVVUp. 603. 

 3 ) W. H. Keesom en H. Kamehlingh Onnes. Comm. \'". 143, p. 15. Zilt. versl. 

 Oct. 19U XXIII tl) p. 792. 



45* 



