838 



Ter voldoening aan onze opdracht hebben wij in de eerste plaats 

 met de beste daarvoor bekende hulpmiddelen, n.1. distillatie over 

 CaO. schudden met versch geprecipiteerd Ag a O en ten slotte distil- 

 latie over metallisch Ca, absoluten alcohol gemaakt en vastgesteld 

 dat deze bij gefractioneerde distillatie met den distillatie-opzet van 

 Hahn (1910) geen fracties van verschillend soort, gewicht opleverde, 

 het beste criterium dat werkelijk al het water was verwijderd. 



Vervolgens waren wij in de gelegenheid om den alcohol van 

 twee verschillende bronnen van herkomst met elkaar Ie vergelijken, 

 n.1. van de „Supra-Graanspiritus" en ,, Prima Graan (y s ) en Melasse 

 (7 3 ) gemengd", beide afkomstig van de Delftsche Gist- en Spiritus- 

 fabriek. Door Mendele.ieff is destijds enkel van den absoluten 

 alcohol uit graanspiritus nauwkeurig het soort, gewicht bepaald. Ons 

 onderzoek heeft aangetoond dat er in dit opzicht geen verschil is 

 met melasse-spiritus. 



Ten slotte waren wij in de gelegenheid voor de bepaling van het 

 soortelijk gewicht eene nauwkeuriger methode te gebruiken dan 

 vroegere onderzoekers door de toepassing van den door Johnston 

 en Adams (1912) voor de bepaling van het s.g. van vaste stoffen 

 aangegeven picnometer. Door de wijze van sluiting van dezen 

 picnometer met een vlak opgeslepen dekplaatje wordt de fout der 

 meniscus vorming geheel vermeden terwijl ook geen correctie behoeft 

 te worden aangebracht voor het gewicht van den damp der onder- 

 zochte stof, welke in den picnometer anders de ruimte tusschen 

 vloeistofspiegel en stop vult. Wij gebruikten zulk een picnometer 

 van ruim 100 cm., vulden dezen onmiddellijk aan den snavel van 

 het distillatie-apparaat onder afsluiting van het vocht van de 

 atmosfeer en brachten bij de wegingen de correcties aan ter her- 

 leiding op het luchtledige. Zoodoende konden de metingen tot in de 

 vijfde decimaal van het soort, gewicht nauwkeurig worden gedaan, 

 waarbij als hoofdzakelijke toutenbron de juiste instelling der tempera- 

 tuur overbleef. Deze moet met eene nauwkeurigheid van 0.01° in 

 den thermostaat geschieden want tengevolge van de groote uit- 

 zettingscoefficient van alcohol komt een verschil van 0,01° met een 

 verschil van bijna 0,00001 in het soort, gewicht overeen. Doch 

 bovendien moet de thermometer die ter vaststelling dezer tempe- 

 ratuur gebruikt wordt tot op 0,01° overeenstemmen met de inter- 

 nationale waterstofschaal. Van dit laatste waren wij niet volmaakt 

 zeker daar wij slechts in de gelegenheid waren onzen thermometer 

 te vergelijken met den besten, doch vrij ouden standaard-thermo- 

 meter van het Metereologisch Instituut te de Bildt 



Onze uitkomsten voor s.g. ^ (1.1.) van alcohol zijn de volgende: 



