Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan: Meded. 

 N°. 153a uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden: 

 W. H. Keesom en H. Kamerlingh Onnes. „De soortelijke 

 warmte bij lage temperaturen. IV. Metingen betreffende de 

 soortelijke warmte van vloeibare waterstof. Voorloopige uit- 

 komsten betreffende de soortelijke warmte van vaste waterstof 

 en betreffende de smeltwavmte van waterstof." 



(Aangeboden in de vergadering van 24 Juni 1916). 



i 



§ 1. Na de metingen betreffende de soortelijke warmte van vaste 

 en vloeibare stikstof (Meded. N°. 149a, Jan. 1916) werden metingen 

 betreffende vloeibare en vaste waterstof ondernomen. Zij geschiedden 

 met de toestellen, welke in Meded. N°. 149a zijn beschreven. 



Ten einde ook bij de proeven, bij welke de calorimeter omgeven 

 was dooi- vaste waterstof, een zooveel mogelijk uniforme tempera- 

 tuur te verkrijgen, is het calorimeterglas bij de drie laatste seriën 

 van metingen omgeven door een cylinder van koper, welke boven 

 door bladtin werd afgedekt. l ) Daar de cryostaat geen voldoende 

 ruimte bood voor den koperen cylinder en den roerder beide, werd 

 de laatste hierbij weggenomen. 



Bij de metingen van 23 Oct. (tabel II) en van 3 Nov. (tabel 1) is, 

 naar later bleek, eene storing opgetreden in het meten van de 

 spanning van den stookstroom aan de uiteinden van den constantaan- 

 draad van de stook-meetkern. 3 ) Het aantal toegevoerde joules is 

 voor die metingen berekend uit de stroomsterkte en den weerstand 

 van den stookdraad. Deze weerstand, waaronder die van de toe- 

 leidingsdraden van platina, die tot buiten het calorimeterglas reiken, 



ï) Vergl. p. 960 noot 1. 



2 ) Ten behoeve van nauwkeurige metingen van de s. w. van metalen en metaal- 

 legeeringen (b.v. van nikkel en koper in verband met de magnetische eigenschappen 

 dezer legeeringen, vergel. Suppl. No. 36 c, April 1914, p. 1401 noot 1) is een 

 nieuwe stook-meetkern geconstrueerd, in welke, teneinde vrij te zijn van de ver- 

 anderingen die de thermometer-draad ondergaat wanneer deze in emaillak ligt 

 opgesloten, de thermometerdraad vrij in eene met gas gevulde ruimte hangt. 



Fig. 1 stelt deze stook-meetkern voor. Au is de spiraalvormig gewonden draad 

 van zoo zuiver mogelijk goud, diameter van den draad 0.05 m.m., weerstand bij 



