88 Abhandlungen. 



Beschreibung und Anwendung der Apparate. 



Die Lichtmessung erfolgt mittelst eines Polarisationsphotometers. 

 Es wird das Licht in der Weise, wie es Herr Prof. Dr. L. Weber 

 angegeben, mit Hilfe zweier Nikolscher Prismen polarisiert und in 

 meßbarer Weise abgeschwächt. Als Vergleichslicht dient die durch 

 Rauchgläser gleichfalls abgeschwächte Zenithelligkeit. Die zur Be- 

 stimmung des Transparenzkoeffizienten erforderlichen vier Messungen 

 werden derart ausgeführt, daß man zuerst aus der Entfernung n 

 (in Metern) nacheinander den weißen -und den schwarzen Schirm 

 in das Gesichtsfeld des Photometers bringt, durch Drehen des einen 

 Nikols Helligkeitsgleichheit zwischen der beobachteten Fläche einer- 

 seits und dem konstanten Vergleichslicht andererseits herstellt und 

 somit H 1 und H 2 bestimmt, darauf dicht an die Schirme herangeht, 

 wiederum bei beiden auf Helligkeitsgleichheit einstellt und dadurch 

 // 3 und H A findet. Die Schirmflächen, welche die Größe von 

 einigen Quadratmetern besitzen, stehen vertikal und unter möglichst 

 gleichen Beleuchtungsverhältnissen dem Meßapparat so gegenüber, 

 daß derselbe sowohl auf die eine als auch auf die andere zu richten 

 ist, daß außerdem die Entfernung n groß genug gewählt werden 

 kann, um eine meßbare Extinktion des Lichtes durch die trübende 

 Atmosphäre eintreten zu lassen, andererseits klein genug, um das 

 Gesichtsfeld des Apparates vollständig durch jeden der Schirme für 

 sich ausfüllen zu lassen. 



Bei Einstellung auf Helligkeitsgleichheit ist dann die anvisierte 



C ■ Z 

 Helligkeit H = ^ — > wo C e * ne Konstante, Z die Zenithelligkeit 



und co den Winkel bedeuten, den die beiden Polarisationsebenen 

 der Nikolschen Prismen miteinander bilden. Führt man für co das 

 Komplement cp ein, weil dieses am Instrument bequemer abzulesen 



C Z 



sin 2 cp 



eine besondere Überlegung erforderlich. Wenn nämlich die zur 

 Messung von H x . . H 3 nötige Vergleichshelligkeit durch Vorschalten 

 von Rauchgläsern derart zweckmäßig gewählt war, daß die Ablesung 

 am zweiten Nikol weder zu nah an 0° noch an 90° stattfand, so 

 konnte // 4 nicht mehr beobachtet werden, da die Mitte des Gesichts- 

 feldes auch noch bei 90° zu dunkel blieb. Deshalb wurde für 

 diese Messung noch ein weiteres Rauchglas eingesetzt und das 

 Schwächungsverhältnis x durch einen einfachen Vorversuch zu 

 0.27272 bestimmt. Man erhält daher für i die Beziehung: 



ist, so wird H = -. 2 — . Für die Messung von // 4 wurde noch 



