Haecker. 91 



Transparenzkoeffizient, welche sich wahrscheinlich noch nicht in 

 der bisher über diesen Gegenstand existierenden Literatur findet, 

 gestattet unter der oben gemachten Voraussetzung die Berechnung 

 der Sichtweite resp. des Transparenzkoeffizienten auf sehr bequeme 

 Weise. Meistens ist jedoch, wie auch später direkt aus den Zahlen 

 entnommen werden kann, die Zenithelligkeit bedeutend größer als 

 die Horizonthelligkeit, wodurch nun H h derart herabgedrückt wird, 

 daß es oft nahezu gleich H d wird. 



Die nach den beiden Formeln s = . und s = -^ — 



log x log x 



berechneten Sichtweiten werden im allgemeinen etwas größer aus- 

 fallen als die durch das Verschwinden entfernter Gegenstände wirklich 

 beobachteten, da in der Natur nur in den seltensten Fällen der 

 Kontrast schwarzer und weißer Flächen zur Bestimmung der Sicht- 

 weite in Frage kommt; man ist vielmehr gezwungen, dieselbe aus 

 dem Helligkeitsunterschiede von kontrastärmeren, gefärbten Flächen 

 resp. Gegenständen zu bestimmen. 



Ausführung der Messungen. 



Nach der entwickelten Methode wurden dann Messungen bei 

 mehr oder weniger nebligem resp. trübem, diesigen Wetter ver- 

 anstaltet. Auf einer in der Nähe des erdmagnetischen Observatoriums 

 zu Kiel belegenen Koppel befand sich ein mehrere Meter hohes, 

 turmartiges Gerüst, an welchem ich einen neun Quadratmeter großen 

 Schirm (vertikal) befestigte. Dieser, welcher auf der einen Seite 

 aus glanzlosem schwarzen, auf der anderen Seite aus glanzlosem 

 weißen Zeuge bestand, wurde derartig aufgehängt, daß er möglichst 

 rasch zu wenden war. Von dem Gerüst ausgehend, hatte ich die 

 Entfernungen von 20, 30, 40, 55 m markiert, um bei den Beob- 

 achtungen selbst nicht durch solche Nebenmessungen aufgehalten 

 zu werden. Damit die Einstellungen so rasch wie möglich hinter- 

 einander ausgeführt we*rden konnten, waren, soweit es anging, in 

 den markierten Entfernungen vom Schirm kleine Tische aufgestellt, 

 damit es nicht zu häufig nötig war, Photometer und Tisch zu 

 transportieren, sondern nur das erstere allein. War auf diese Weise 

 alles vorbereitet, so gingen die Messungen mit dem Apparat vor 

 sich, wie es nach der oben entwickelten Methode zu geschehen 

 hat, wobei natürlich der Schirm gewendet werden mußte, je nach- 

 dem auf schwarz resp. weiß eingestellt werden sollte. — Parallel 

 laufend mit den Messungen der Transparenz, wurde die Sichtweite 



