L. Weber: Resultate der Tageslichtmessungen in Kiel. 



371 



Der Mo ritz 'sehe Grundgedanke ist folgender: Denkt man 

 sich einen Leitstrahl vom Tischplatz aus längs der Grenzlinien des 

 von hier sichtbaren Himmels geführt und markiert man einen in 

 konstantem Abstände auf diesem Leitstrahl gelegenen Punkt, so 

 wird die Projektion des letzteren auf die Tischebene eine der 

 Fläche F" in Fig. 1 entsprechende Figur ergeben, deren Größe 

 ein Maß des Raumwinkels, und zwar des mit Rücksicht auf den 

 Einfallswinkel reduzierten, ergibt. 



Fig. 3. 



Hiernach wird die Wirkungsweise des in Fig. 3 gezeichneten 

 Apparates verständlich sein. Das auf den Tisch gelegte Grundbrett a 

 enthält einen in seiner Ebene drehbaren, gut eingeschliffenen Ring b. 

 An diesem ist das mit Gelenken versehene, gleichschenklige Schienen- 

 system cedd befestigt. Die Richtung cc ist hierbei dem vorhin 

 genannten Leitstrahl parallel, der seinerseits durch die Sehlinie des 

 Fernrohrs e dargestellt ist, welches mit dem Gestänge c c fest ver- 

 bunden und durch ein vorgesetztes Reflexionsprisma in der Spitze 

 des Dreiecks cd geknickt ist. Man sieht also durch das Fernrohr 

 in der Richtung der mit cc parallelen punktierten Linie. Führt 

 man das Fernrohr nun längs der Grenzlinien des freien Himmels, 

 so würde der Fußpunkt eines von der Spitze des gleichschenkligen 

 Dreiecks cedd auf die Grundebene gefällten Lotes eine der 

 Fläche F" in Fig. 1 entsprechende Figur beschreiben. Eine genau 

 ähnliche, nur im Verhältnis 1 : 2 vergrößerte Figur beschreibt der 

 im Knopfstück / befindliche Zeichenstift h. Die auf der Grund- 

 ebene so entstehende Figur gibt demnach ein relatives Maß des 



24* 



