372 Abhandlungen. 



f cos i da), oder des sogenannten reduzierten Raumwinkels. Zur 

 Gewinnung eines absoluten Maßes sind die Schienen c = d = 8,92 cm 

 lang gemacht. Hieraus ergibt sich, daß der Zeichenstift einen Kreis 

 von 17,84 cm Radius beschreiben würde, wenn sich die Tischfläche 

 unter völlig freiem Himmel befände, also von einer vollen Halb- 

 kugel beleuchtet wäre, oder die sog. „vollkommene Beleuchtung" 

 besäße. Denn in diesem Falle müßte man die Schienen c c d d 

 ganz niedergedrückt, parallel mit der Grundebene längs des Hori- 

 zontes herumführen, der nun die einzige Begrenzung des Himmeis 

 ist. Die so entstehende Kreisfläche ist dann genau 1000 qcm groß. 

 Macht man nun von einem Tischplatze aus im Innern eines 

 Zimmers mit demselben Apparate eine Zeichnung des freien Himmels 

 und ist die entstandene Zeichnungsfigur TV qcm groß, so ist der 

 reduzierte Raumwinkel to in Prozenten des der vollkommenen Be- 

 leuchtung entsprechenden 



N _ N 



(0 



100 •==.— %. 



1000 10 



Dieses Maß würde einem Vorschlage Chr. Wieners ent- 

 sprechend gebildet sein. Will man den reduzierten Raumwinkel 

 in dem von mir eingeführten Maße nach Quadratgraden angeben, 

 so ist zu beachten, daß eine Halbkugel 20626, . . . Quadratgrade 

 enthält, deren Reduktion wegen des Einfallwinkels genau die Hälfte, 

 also 10313, ergibt. Es besteht daher die Proportion 



N:x = 1000: 10313 



N. 10313 1A010 .. 



oder x = = 10,313 N, 



1000 



wenn x die gesuchte Größe des reduzierten Raumwinkels in Quadrat- 

 graden und N die in Quadratzentimetern ausgemessene Fläche der 

 gezeichneten Figur ist. 



Um den Apparat, wie oben angedeutet, auch zur Ausmessung 

 der Fensterlichtgüte zu benutzen, müßte man das Grundbrett von 

 außen gegen das Fenster legen, was praktisch meist unausführbar 

 wäre. Für solchen Zweck läßt sich der Apparat aber leicht um- 

 montieren, indem man das Reflexionsprisma vom Fernrohr ab- 

 schraubt, das Fernrohr selbst in die um 90 Grad gegen die in Fig. 3 

 gezeichnete Lage wieder einschraubt, derart, daß man in der Richtung 

 cc durch die ringförmige Öffnung sieht und nunmehr das Grund- 

 brett von innen gegen das Fenster anlegt. Wie schon bemerkt, 

 ist aber das Nachzeichnen bei dieser Montierung längst nicht so 



