( 20i ) 



evemviehtsphase is, blijft de samenstelling van de dampphase in de 

 ruimte op lage temperatuur de oorspronkelijke, het gehalte der damp- 

 evenwichtsphase is dus volkomen bekend. Maar wel wat het bepalen 

 van den einddruk van condensatie p x i van het mengsel met het 

 gehalte x aangaat. De geheele hoeveelheid toch van het mengsel kan 

 niet tot condensatie bij de lage temperatuur worden gebracht. Het 

 gehalte van de vloeistofphase bij 7 7 , boven welke zich eene damphase 

 van in 't algemeen andere samenstelling dan deze of de oorspron- 

 kelijke bevindt, wordt dus niet meer door de laatste aangegeven en 

 is dus niet bekend. 



Men kan dit gehalte echter vinden door eene correctie aan het 

 oorspronkelijke gehalte x aan te brengen, die, zooals wij in § 5 zullen 

 aantoonen, zoolang de dampphase slechts een klein volume inneemt 

 en onder matigen druk staat slechts een gering bedrag heeft. 



§ 2. Algemeene inrichting der metingen. 



Deze wordt schematisch voorgesteld op PI. I, tig. 1. De letters 

 zijn dezelfde als gebruikt op de Platen waarheen verwezen wordt. 



In den volumenometer E (met manometer M) verg. Med. 84, PI. JI, 

 fig. 1 en 2 bevindt zich het gasmengsel, dat daarin met behulp van 

 de bij r 6 en r a aangesloten toestellen (zie Med. 84) is bereid. Dooi- 

 de kraan r 9 , de stalen capillair <//' en de stalen driewegkraan k (zie 

 Med. n ü . 84, PI. I. fig. 2), wordt het gebracht naar de persbuis b 

 met gecalibreerde steel (zie Med. n°. 69 (Mrt. '01) PI. II), geplaatst 

 in de persbus $1/ (Med. n°. 84, PI. I) om met behulp van kwik uit 

 het persreservoir C x ' (verg. Med. n°. 84) te worden samengedrukt. 

 Van daar kan het langs de driewegkraan k en de stalen capillair g t 

 onder druk worden gebracht in een van de beide toestellen £) of p, 

 Voorloopig hebben wij, al naar gehang wij den begin- of den eind- 

 druk van de condensatie, p cx f ot pu-r, wilden bepalen de capillair 

 van $>, £> 9l of die van ty ^, met lak aan de capillair g" bevestigd, 



In afwijking van Med. n°. 84, PI. I. fig. 1 staat het kwik van 

 de persbuis langs n (onze Plaat tig. 1) ook nog in verband met dat 

 van een manometer ter bepaling van den druk in £> of ty. 



Langs de driewegkraan h kan de toestel £> of ty ook direct met 

 den volumenometer verbonden worden, en wordt de druk dan met 

 behulp van M gemeten. 



z De toestellen £) en ty zijn in tig. 2 en fig. 3 van PI. I uitvoeriger 

 afgebeeld en in §§4 en 5 beschreven. Bij beide is de glazen buis 

 waarheen het te onderzoeken mengsel door de capillair g± gevoerd 

 wordt, p in *p en a in £>, in een cryostaat gedompeld, waarin men 

 de gewenschte temperatuur 'onderhoudt op dergelijke wijze als in 

 Med. n°. 83 beschreven is. 



