( 203 ) 



einde reeds een zeer geringen neerslag waar te kunnen nemen is 

 de plaats van laagste temperatuur een blinkende spiegel, naast welken 

 zich een andere, niet afgekoelde, bevindt. 



De toestel is uit één stuk op de wijze van een ijsealorimeter van 

 Bunsen geblazen. De buitenste ruimte a, beeft een inbond van circa 

 20 cm 3 , en is voorzien met een capillair, aan welke de staal capil- 

 lair g" 1J door welke liet gasmengsel wordt toegevoerd, kan worden 

 vastgelakt. Een der spiegels d is aan den bodem vastgesmolten. De 

 binnen buis c 2 draagt bij c\ het tweede spiegelende oppervlak en 

 dient tevens als eryostaat om dit oppervlak blijvend iets beneden 

 de temperatuur van het gasmengsel te houden. 



Tot dit doel zijn evenals bij den buitensten eryostaat de deksel 

 m lt die luchtdicht op de buis c 5 sluit, de kleine roerder h l9 welks 

 stang A 2 door een caoutchoucbuisje als in Med. n°. 83 naarbuiten 

 treedt, en de thermometer i l die aan ?»■ is vastgelakt, aangebracht 

 en wordt de damp van het vloeibare gas in c 2 door m e weggezogen. 



Op de buis c is bij c 4 de glazen kap f x vastgelakt, die bij f\ de 

 aan c verbonden capillair door een caoutchoucstopje doorlaat, en de 

 deksel van den grooteren eryostaat vormt. De toestel is daardoor 

 zeer stevig en zeer gemakkelijk te behandelen geworden. De capillair 

 b x wordt tegen den roerder beschermd door een metalen raampje n. 



Door den deksel gaan bij ƒ, de draden aan welke de roerder hangï . 

 Bij f 4 wordt de damp van het bad van vloeibaar gas weggezogen. 



Het oppervlak van cl en c x is spiegelend gemaakt door platineeren 

 bij roodgloeihitte met platinachloruur in camilleolie. Wel is het platina 

 oppervlak niet zoo blinkend als dat van een zilverspiegel, doch de 

 voordeelen van platina voor dit doel vallen in 't oog. 



Het regelen van de temperatuur in de beide cryostaten van den 

 toestel geschiedt met behulp van dezelfde zuigpomp, die met behulp 

 van een drukregelaar (volgens het beginsel van med. n°. 87 $ 3 

 (Juni '03) een standvastigen druk onderhoudt in eene hoofdhuis, die 

 zich vertakt in twee zuigleidingen, ieder door eene kraan afgesloten. 



Door het stellen van deze kranen kan men bewerken, dat de 

 temperatuur in de binnen eryostaat iets lager is dan in de buiten 

 eryostaat. Welk temperatuursverschil men in beide standvastig 

 onderhouden kan, hangt af van de temperatuur zelf en van het 

 vloeibare gas. 



Bij metingen, die wij in het vervolg van deze mededeeling bespre- 

 ken, was de temperatuur van den gröoten eryostaat — 25°,0, die van 

 den kleinen — 25.° 1. De benoodigde drukverlaging in de hoofdzuig.- 

 buis kon (kookp. chloormethyl — 23°) gemakkelijk met een water- 

 straalpompje worden onderhouden. 



