( 205 ) 



de klos wordt dus een weekijzeren buis z x met sleuf : 2 om aflezingen 

 op p s mogelijk te maken, op en .neer bewogen. 



Deze beweging dient eigenlijk onafhankelijk van die van den 

 roerder in den cryostaat te zijn. Doch daar wij geen hooge nauw- 

 keurigheid bij onze proeven beoogden, is eenvoudigheidshalve de 

 ijzeren buis z aangebracht als verbinding tusschen het boven en 

 benedenstuk y 2 en */ 04 van den ringvormigen kleproerder (Verg. 

 Med. n°, 83), en wordt deze beurtelings mechanisch en met de hand 

 op en neer bewogen om de eene maal het vloeistof bad, de andere 

 maal onder gelijktijdige beweging van de magnetiseerende klos S 

 vloeistof en damp in de proef buis dooreen te roeren. 



Het wezenlijk verschil tusschen het bepalen van de eindconden- 

 satiedruk in onzen toestel en in eene buis van Cailletet bestaat 

 niet zoozeer hierin, dat men de geheele hoeveelheid gas niet tot 

 vloeistof condenseert, als wel daarin, dat, gelijk wij reeds in § 1 

 opmerkten, de temperatuur in de verschillende deelen van het gas- 

 mengsel verschillend is. Het deel (zie fig. 3 § 1) op de temperatuur 

 van onderzoek T is van dat op de gewone (of hoogere) temperatuur 

 T" gescheiden door eene reeks van lagen (in de capillair) in welke 

 de temperatuur al de waarden tusschen de hoogste, T", en de laagste, 

 T, doorloopt. Een van deze temperaturen zullen wij T' noemen. 



Deze toestand brengt verschil- 

 lende beperkingen en voorwaar- 

 den voor de toepassing der methode 

 mede. 



Om metingen voor alle gehalten 

 x mogelijk te maken moet de 

 temperatuur T" zoo hoog genomen 

 of gebracht worden boven T, dat 

 in het p ^-diagram (tig. 4) de 

 damptak der binodale van T" de 

 vloeistofbinodale T niet snijdt. 

 Men heeft dan niet te vreezen voor 

 een begin van condensatie bij T" 

 wanneer de condensatie door over- 

 voeren van het mengsel uit de 



Fig. 4. 



compressiebuis (eventueel den volumenometer) naar den piëzometer 

 plaats heeft. Bij T" blijft dan steeds een gasmengsel van de oor- 

 spronkelijke samenstelling. Wanneer de genoemde lijnen elkaar, 

 zooals in fig. 4 van T' is aangegeven, snijden, dan kunnen slechts 

 metingen voor de gehalten buiten d-e fig. 4 ongeveer verricht worden. 

 Kan het gasmengsel inderdaad al zonder dat condensatie in den 



