( 216 ) 



Dit was mogelijk geworden, doordat de platinadraad inductïevrïj 

 gewonden was, zoodat men bij sluiten van den hoofdstroom geen 

 ind actiestoot waarnam. 



Uit deze gegevens wordt nu afgeleid voor elke verbinding de 

 waarde van E 3 , d.i. de weerstand van den tak van de brug, waarin 

 de weerstandsbanken staan afgezien van r 23 . 



Vermindert men de waarde van R s , die men vindt bij het meten 

 van den platinadraad met toeleidingen, met de waarde van R 2 die 

 men bij de toeleidingen alleen vindt, dan verkrijgt men den weer- 

 stand van den platinadraad, in de onderstelling, dat 1°. de armen 

 der brug gelijk zijn; 2°. gedurende de meting de gemiddelde uitslag 

 nul was en 3°. de weerstandsbank geen correctie behoeft. Voor elk 

 van deze onderstellingen moet men de in § 7 besproken correctie 

 aanbrengen om den juisten weerstand te vinden. De gemiddelde 

 uitslag gedurende de meting is opgemaakt volgens Med. n°. 83 § 5 

 met behulp van een planimeter. 



(Vergelijk voor de grafische voorstelling pi. III, Med. n°. 83. Deze 

 heeft echter niet op ons voorbeeld betrekking). 



In de volgende Tabel zijn de correcties vereenigd. 



TABEL II. Calibratie platinathermometer in zuur- 

 stof kokende onder verminderden druk (22 Mei '02). 



Weerstandsmeting, Correcties. 



Verhouding armen -\- 0,0021 6 



Correctie aan R voor bankwaarden 20 en 2 



Gemiddelde uitslag — j— 0.1 cM. 



+ 0,0005 



De verdere berekening zal na wat boven over de wijze van be- 

 rekening gezegd is, wel voldoende uit de volgende tabel te overzien 

 zijn. (zie tabel III, p. 217). 



Bepalingen bij andere temperaturen leveren niets bijzonders. Slechts 

 bij de nulpuntsbepaling verandert er iets aan de correcties. Die voor her- 

 leiding tot den gemiddelden uitslag vervalt. Maar er komt eene nieuwe 

 bij, doordat de bepaling niet precies bij 0° verricht is, maar bij eene 

 iets hoogere temperatuur. Na wat daarvan in § 7 gezegd is, schijnt 

 het overbodig deze kleine verandering door een voorbeeld toe te lichten. 



§ 9. Bepalingen over den weerstand bij0°. Zij vormen drie seriën. 

 Bij de eerste werden nog toeleidingsdraden van 0,5 m.M. gebruikt (Med. 



