( 217 ) 



TABEL III. Calibratie platinathermometer in 



zuurstof 



kokende onder verminderden druk. 





Weerstand bij — 197°,08. 





Tijd 



Verbinding 



R'a 



R" 3 



R" 3 gemiddeld 



R 3 



Weerstand 

 pt draad 





1_5 2—6 

 1_3 2_4 



0.4 



0.4 



1.54 

 1.57 



1.55 



0.3182 





3°. 49- 



i—2 2- 4 



20 + 2 



3200 





22.1457 





4°.25 





+0.3 













1_3 2—4 

 1—5 2-6 



0.4 



0.4 



1.53 

 1.53 



1.53 



0.3171 



21.8281 





Correctie armen van de brug 



. +0.0485 





Correctie weerstandsbank 



. +0.0005 





Correctie tot gemiddelden uitslag 



. +0.0002 





Weerstand 



. 21.8773 



no. 77 § 2 en fig. 3), de isoleerende vloeistof was petroleumaether of 

 amvleen ; bij de tweede waren de toeleidingsdraden 5 m.M. dik 

 (l.c. fig. 4) de isoleerende vloeistof was isopentaan ; de derde eindelijk 

 (isolatievloeistof isopentaan) was die, behandeld in § 6. 



TABEL IV. Calibratie Platinathermometer. 

 Nulpunt. 





Aantal bepal. 



grootste kleinste 

 weerstand. 



middelwaarde. 



Serie 1. Juni '01 



2. Nov.Dec'01 



3. Nov. '03. 



5 



7 

 3 



110.031 110.048 

 033 57 

 043 49 



110. 010 

 43 



48 



Weerstand bij 0° gemiddeld. 



110.043 



§ 10. Bepalingen bij lage temperaturen. Er werd gemeten bij 

 vrij regelmatig dalende temperaturen ; bij de laagste temperaturen 

 zijn de intervallen kleiner. 



