( 218 ) 



De metingen met den waterstofthermometer (zie Meel. n n . 77 § 2) 

 werden verricht door Dr. W. Heuse, wien ik hierbij mijn oprechten 

 dank betuig voor de vele moeite, die hij zich hiervoor getroost heeft. 



De bepalingen vervallen in 2 series. 



De eerste serie werd verricht tusschen 13 Mei en 10 Juli. 



De tweede serie tusschen 10 Dec. '02 en 22 Dec. '02. 



Het schijnt wen schelijk beide series afzonderlijk te bespreken. 



De eerste serie heeft uitkomsten geleverd, die uit de volgende tabel 

 zijn op te maken. 



TABEL V. Calibratie platinathermometer. 



Ie serie. 



Datum. 



Temperatuur door den 

 waterstofthermo- 

 meter bepaald. 



Gemeten 

 weerstanden. 



Bad waarin gemeten 

 werd. 



24 Mei 



'02 



13 Mei 



'02 



ü 





ii 





16 Mei 



'02 



M 





5> 





22 Mei 



'02 



40 Juli 



'02 



22 Mei 



'02 



» 





10 Juli 



'02 



0° 



— 51°. 43 



— 104°. 60 



— 104°. 38 



— 127°. 71 



— 128°. 88 



— 101°. 15 



— 161°. 15 



— 161°. 47 



— 182°. 63 

 (— 195°. 75)1) 



— 197°. 08 



— 197°. 58 



— 209°. 93 



110.045 



87.700 



64.256 

 64.371 

 53.910 

 53.372 



38.676 

 38.672 

 38.515 

 28 692 

 (22.600) 

 21.877 

 21.073 

 16.025 



methylchloride kokende 

 onder verminderden druk, 



aethyleen. 



id. 



aethyleen kokende onder 

 verminderden druk. 



methaan. 

 id. 



id. 

 zuurstof, 

 stikstof. 



zuurstof kokende onder 

 verminderden druk. 



stikstof kokende onder 

 verminderden druk. 



Om de onderlinge aansluiting der hier gegeven waarden te beoor 



to^o' 



deelen, heb ik eerst uitgerekend de formule van den vorm 



w = iv (1 + at + bf), 



l ) Deze waarneming verdient minder vertrouwen, doordat eene onzekere correctie 

 bij den waterstofthermometer hier een zeer hoog bedrag bereikte. 



