( 224 ) 



leidingsdraden uit het bad, waarin gemeten werd, naar een der 

 hoekpunten van de brug. Eliminatie van alle overgangsweerstanden 

 op dien van de bij de meting gebruikte stoppen na, zooals deze in 

 de vorige Meded. verkregen werd is niet mogelijk. Er kunnen clan 

 fouten komen, waarvan met het bedrag slechts schatten kan. Over- 

 gangsweerstanden kunnen tot een vrij aanzienlijk bedrag voorkomen 

 en door kleinigheden worden veroorzaakt. Wanneer men niet eene 

 voortdurende controle kan uitoefenen, hoe groot deze geweest kunnen 

 zijn, blijven de uitkomsten onzeker. 



Bovendien zijn de bij de brug van Wheatstone niet te vermijden 

 overgangsweerstanden te groot om de aanvankelijk beoogde nauw- 

 keurigheid te bereiken bij draden van zoo geringen speeifieken 

 weerstand als goud, waarbij, zelfs indien het gelukt een draad van 

 ruim 20 M. in het noodzakelijk klein bestek van het bad te winden, 

 niet meer weerstand dan ongeveer 35 Ohm bij 0° verkregen werd, 

 een bedrag dat in vloeibare zuurstof of stikstof tot onder ongeveer 

 6 Ohm daalde. 



Al deze redenen deden ons voor de onderlinge vergelijking van 

 metalen de methode met den differentiaalgalvanometer volgen. Hier- 

 mee bepaalt men ook ineens de verhouding van twee weerstanden, 

 terwijl overgangs weerstanden geen noemenswaardigen invloed hebben. 

 Wel gaat eene meting niet zoo snel als bij de brug van Wheatstone, 

 maar dit bezwaar wordt voldoende vergoed door de genoemde voor- 

 deden. 



§ 5. Opstelling met den differentiaalgalvanometer. De opstelling 

 zooals die ten slotte gebruikt werd is voorgesteld in PI. I fig. 3. De 

 commutator C x dient voor het element. De commutator C 2 stelt 

 den waarnemer in staat óf den platinadraad te vergelijken met den 

 weerstand R\, (getrokken verbindingen), öf om den gouddraad met 

 den platinadraad te vergelijken (gestippelde verbindingen). Het is ge- 

 makkelijk door eene enkele commutatie deze twee opstellingen te 

 kunnen verwisselen, omdat men toch altijd (zie § 8) bij het ver- 

 gelijken van goud en platinadraden, de benaderde waarde van den 

 platinaweerstand zal wenschen te kennen voor de temperatuurs- 

 bepaling. C 8 eindelijk is een commutator om de twee geleidingen 

 van den differentiaalgalvanometer te verwisselen. Dit is noodig om 

 de verhouding van de stroomen in de twee niet volkomen gelijk- 

 waardige geleidingen bij den nuluitslag te bepalen en het scheen 

 mij bovendien noodig voortdurend te controleeren, of deze verhouding 

 onveranderd bleef. 



De galvanometer was eerst een dundraads Thomson met twee paar 

 klossen elk met enkelvoudigen draad. Ter verkrijging van de noodige 



