( 225 ) 



symmetrie werden de vier klossen vervangen door nieuwe in elk 

 waarvan twee draden samen opgewonden waren. Dit werd in de 

 werkplaatsen van het laboratorium uitgevoerd. De gevoeligheid was 

 1 mM. schaal uitslag bij een stroomsterkteverschil van J0~ ;0 Ampère, 

 slingertijd 20". De galvanometer was clan aperiodiseh. Even als de 

 galvanometer bij de brug van Wheatstone in de vorige Med., was 

 ook deze tegen storingen van het aardmagnetisme beschermd door 

 een ring van weekijzer. 



De weerstandsbanken R' z , R 5 en R<., waren alle van manganin- 

 draad, met dus nagenoeg te verwaarloozen temperatuurs-coëfficient, 

 R' 3 was de zorgvuldig onderzochte weerstandsbank van Hartmann 

 & Braun, ook gebruikt bij de metingen met de WHEATSTONE'sche 

 brug ; R b was de eigen gewonden bank, die in de brug van Wheat- 

 stone (zie vorige Mededeeling) twee takken leverde en van welke 

 ik ook de absolute waarden bepaalde. Z£ 6 was eene weerstandsbank 

 van Siemens en Halske, aan de Reichsanstalt geijkt. De verhouding 

 tusschen de eenheden R' z en R e werd door mij eenige malen bepaald 

 en gevonden 1,00255 (11 bepalingen grootste, . . . 268 kleinste, . . . 242). 



§ 6. Be metingen bij lage temperaturen. Nadat het nulpunt van 

 den te vergelijken draad eenige malen bepaald was en uitkomsten, 

 die voldoende overeenstemden, verkregen waren, werd hij in den 

 cryostaat gebracht binnen den platinathermometer, op de plaats gedu- 

 rende de ijking van dezen door den waterstofthermometer ingenomen 

 (Verg. Med. n°. 77 §4 en Med. n°. 83 PI. II). 



Was er genoeg vloeibaar gemaakt, gas af geschonken, dan werd 

 onder roeren de verhouding van de weerstanden van de twee draden 

 bepaald. Vooraf en achterna werd de verhouding van den platina- 

 weerstand tot één der weerstanden in R. o gemeten. Meest werd die 

 weerstand in R b genomen, waarvan de waarde het dichtst met die 

 van den platinadraad overeenkwam. Hieruit kon dan de temperatuur 

 worden afgeleid. Bij latere metingen werd ook wel een thermoëlement 

 gebracht binnen den cylinder C\ van den draad en nadat ééns de 

 temperatuur door het meten van de verhouding tot R b bepaald was, 

 door een helper aan het thermoëlement gezorgd, dat de temperatuur 

 constant bleef op de wijze beschreven in Meded. 83. Dit maakte, dat 

 de metingen nog sneller konden geschieden. 



§ 7. Berekening en Correcties. Schematisch wordt de opstelling 

 voorgesteld in PI. I tig. 2, waarin zijn r pt en r x de te vergelijken 

 weerstanden, W 1 en W 3 de weerstanden van de galvanometer- 

 leidingen voorzien met de weerstandsbanken R'\ en R R . Stel dat 

 men bij zekere waarden in de banken evenwicht heeft, en dat wij 

 de verhouding van de stroomen in de twee galvanometerleidingen 



