( 227 ) 



galvanometer, zoodat de windingen, die eerst bij r z afgetakt werden, 

 nu naast r pt worden geschakeld en omgekeerd. 



r 



Eene nieuwe bepaling levert dan -- = (1 — f?) -± Qi klein gedacht). 



Is ji onbekend, dan vindt men - = \ ( -i + — - \ 

 Men kan bovendien de (>' bepalen, waarvoor men vindt 





Is het wenschelijk de verhouding snel te meten, zooals bij de 

 metingen bij lage temperaturen natuurlijk steeds het geval was, dan 

 is het beter de $ vooraf te bepalen. Men moet zich dan door voor- 

 loopige proeven ervan overtuigd hebben dat de $ voldoende constant 

 blijft. Dit was het geval voor waarnemingen met niet te lange tus- 

 schenpoozen gedaan. Zoo leverden 11 bepalingen, van 14 Juni tot 

 12 Juli als kleinste waarde 0.000764, als gemiddelde 0.000780 en 

 als grootste 0.00083 (?). 



De waarde van $ dus bekend onderstellende, kan men uit eene 



bepaling van a x en « 2 de verhouding - - afleiden ; ct x en «, werden 



r pt 



afgelezen op de weerstandsbanken R\ en R 6 . 



§ 8. Bepalen van de temperatuur. Het bepalen van de temperatuur 

 behoeft, nu men niet de weerstanden afzonderlijk meet, maar ineens 

 de verhouding bepaalt, niet meer zoo nauwkeurig te geschieden als 

 bij het ijken van den platinathermometer. Zij werd verkregen door 

 eene weerstandsmeting van den platinadraad, verricht na elke volledige 

 bepaling van de verhouding. Als men in de opstelling PI. I fig. 3 

 den commutator C 2 verplaatst, kan men in eens, in plaats van de goud- 

 en platinaweerstanden, de laatste met den weerstand in bank R s 

 vergelijken. 



Bij het bepalen van de verhouding tusschen de weerstanden van 

 den platinadraad en de waarden in bank R h werd echter niet de 

 o'eheele meting herhaald, als boven beschreven is voor de bepaling 

 van de verhouding van platina- en goudweerstand, maar volstond 

 één e meting. 



Men vindt n.1. met Zü s in plaats van r x als in § 7 



16 



Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIII. A°. 1904 5. 



