( 228 ) 



waarin W 1 en ïï r 3 de weerstanden zijn van de ketens, waarin de 



galvanometer- windingen en de weerstandsbanken voorkomen. 



j) 

 Kent men den weerstand van de windingen, dan is — op te 



r pt 

 maken uit ééne bepaling van een weerstand in de banken. 



De weerstanden van de windingen nu zijn op te maken uit de 

 twee bepalingen van de verhouding der platina- en goud weerstanden. 



Noemt men den weerstand der windingen om den galvanometer 

 A en B, r x en i\ de weerstanden in de banken, dan geven deze met 



Wj=A + rl W, = B + r,, 



1 r x = A + r, ft r x 



l + $r pt B + r^l+pB + r, 



1 r x B + r\ fi 



L-firpt A + r\ l - $ A + r\ 



Hieruit zijn A en B te berekenen en dus W 1 en W 2 te vinden. 

 Er worden onnauwkeurigheden begaan, n.1. de weerstand van de ver- 

 bindingsdraden fusschen de commutatorbakjes wordt verwaarloosd ; 

 maar bij eene waarde van A en B van ongeveer 940 Ohm was 

 eene onnauwkeurigheid van 1 Ohm nog toe te staan, en dit bedrag 

 bereikte die weerstand zeker niet. 



1 r ■ 

 Voor de berekening is het van belang op te merken, dat 



gelijk is aan — , en gelijk is aan -—, terwijl — en — direct 



aan de waarneming te ontnemen zijn. Bovendien is klein, 



zoodat in den laatsten term der vergelijkingen eene benaderde waarde 

 voor A en B voldoende is. 



§ 9. Overzicht van eene waarneming. De wijze, waarop de waar- 

 nemingen verricht werden, is het beste na te gaan aan een voor- 

 beeld, hetwelk dan tevens als voorbeeld voor de berekening door- 

 gevoerd worden zal. Het heeft betrekking op eene meting met den 

 gouddraad in zuurstof, kokende onder verminderden druk. 



Direct afgelezen werden de waarden in de volgende tabel: (p. 229) 



Bij deze meting werd met het thermoëlement de temperatuur 

 constant gehouden, zoodat de temperatuursbepaling niet herhaald 

 behoefde te worden. 



Voor de afleiding van de uitkomsten uit de waarnemingen heeft 

 men nu de volgende tabel, die wel zonder verdere toelichting duidelijk 

 zal zijn. 



