( 285 ) 



of van luchtdemping, waarbij dikwijls van dunne aluminium of mica- 

 platen, ook wel van insecten vleugels gebruik wordt gemaakt. 



De in dit opstel nader te beschrijven dempingsmethode wijkt geheel 

 van de bovengenoemde methoden af. Zij bestaat in liet aanbrengen 



van een condensator, die over- 

 eenkomstig lig. 1 met de einden 

 van den galvanometerdraad ge- 

 : leidend wordt verbonden. In de 

 — figuur stelt E een stroombron 

 voor, met behulp waarvan een 

 willekeurig potentiaalverschil 

 tusschen de punten P en P x 

 kan worden aangebracht. G is 



*ZW' 



Fig. 1. 

 de galvanometer en C de condensator. 



Men stelt zich de werking van den condensator 't eenvoudigst 

 voor, wanneer men aanneemt, dat de massa van het bewegende 

 deel in den galvanometer — is, en dat de eventueele oorzaken 

 voor de demping der beweging tot naderen. Is in deze omstandig- 

 heden de capaciteit van den condensator — 0, dan zal bij het plot- 

 seling aanbrengen van een potentiaalverschil tusschen P en P 1 de 

 galvanometer ook plotseling den daarmede overeenkomstigen even- 

 wichtsstand innemen. Is daarentegen een zekere capaciteit aanwezig, 

 dan zal voor het tot stand komen van den uitslag een bepaalde tijd 

 worden vereischt. 



De wijze, waarop het spiegelbeeld — of in den snaargalvanometer 

 de kwartsdraad — zich beweegt, wordt daarbij geheel bepaald door 

 de wijze, waarop een condensator zich laadt of ontlaadt. Noemt men 

 a den uitslag van den galvanometer op den tijd t na het aanbrengen 

 van het potentiaalverschil, en A den blijvenden uitslag, dan is 



a = A V 1 



w'c 



waarin e het grondgetal der natuurlijke logarithmen, c de capaciteit 

 van den condensator en w' een weerstand beteekent, die gemakkelijk 

 nader kan worden gedefinieerd. 



In de gesloten keten, die de stroombron en den galvanometer 

 bevat, zij de uitwendige weerstand — W u , de weerstand van den 

 galvanometer zij W{, en neem aan, dat de weerstand der draden, 

 die den condensator met den galvanometer verbinden, mag worden 

 verwaarloosd, dan is 



W- W 



(i) 



w 



Wi + w u 



20* 



