( 286 ) 



De waarde iv'c is de tijdconstante van den uitslag 



iv' e = T. 

 Drukt men id' in Ohms en c in Farads uit, dan wordt T in 

 seconden weergegeven. 



Wordt de galvanometeruitslag geregistreerd op een vlakte, die 

 zich met eenparige snelheid voortbeweegt, dan zal een kromme 

 worden verkregen, die de uitdrukking is van een exponentieele 

 functie en geheel overeenkomt met de bekende normaal — of 

 ijkingskrommen van den capillair-electrometer 1 ). 



De constanten der kromme worden daarbij behalve door de be- 

 wegingssnelheid der schrijfvlakte en de grootte van den uitslag nog 

 slechts alleen bepaald door de waarde van T. Door iv' en c te 

 wijzigen is men in staat het bedrag van T willekeurig te regelen, 

 hetgeen daarop neerkomt, dat men in staat is om den galvanometer- 

 uitslag in iedere willekeurige mate te vertragen of te dempen. 



Bovenstaande beschouwingen worden door de directe waarnemingen 

 bevestigd. Als voorbeeld reproduceer en wij hier drie krommen, die 

 met den snaargalvanometer 2 ) zijn geschreven. De draadverbindingen 



zijn schematisch voorgesteld in 

 fig. 2. Hierin beteekent E een 

 batterij van elementen, S een 

 sleutel, 6r den snaargalvanometer 

 en C den condensator, terwijl 

 A, B en R weerstanden voor- 

 stellen. De gevoeligheid van den 

 galvanometer is in de drie ge- 

 vallen ongeveer gelijk gehouden 

 en wel zóó, dat 1 ml. uitslag met een stroomsterkte van 2X10~ 7 

 Amp. correspondeert, terwijl de electromotorische kracht der batterij 

 E en de weerstanden A, B en R zoodanig zijn gekozen, dat bij 

 stroomdoorvoering een blijvende afwijking van 20 ml. wordt ver- 

 kregen. De bewegingssnelheid der schrijfvlakte bedraagt 500 mM. 

 per seconde. In het net van kwadraatmillimeters op de platen 3 ) is 

 dus 1 mM. abscis = = 0.002 sec. en 1 mM. Ordin. = 2 X 10 -7 Amp. 



van de keten in S geschiedde automatisch 



Fisr. 2. 



De sluiting; en opening 



!) Zie o. a. W. 'Einthoven. Pflüger's Arch. f. d. gesammte Physiol. Bd. 56, 

 S. 528. 1894. En „Onderzoekingen" Physiol. laborat. Leiden, 2e Pieeks I. 



3) Zie W. Einthoven, Ann. der Phys. 12. p. 1059. 1903 en 14. p. 182. 1904. 

 Ook in Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam, Zittingsverslag van 27 Juni 1903 

 en 30 Maart 1904. 



3 ) Over de wijze van registreeren en over het net van kwadraatmillimeters zie 

 Annalen d. Phys. t. a. p. 



