| 292 ) 



onregelmatigheid te vooórschijn komen. De toevoeging van een zeer 

 geringe capaciteit kan dan zelfs de aanwezige slingeringen een weinig 

 vergrooten. 



Is eenmaal een zoodanig bedrag van T genomen, dat de grens 

 der aperiodiciteit is bereikt, dan behoeft men T slechts weinig te 

 vergrooten, om een regelmatig gevormde kromme te verkrijgen. Bij 

 verdere vergrooting van T wordt de beweging steeds meer vertraagd, 

 waarbij de regelmatige vorm der kromme behouden blijft. 



4. Om eenigermate te kunnen oordeelen over het bedrag van de 

 tijdconstante T, die in verschillende omstandigheden noodig is om 

 de grenswaarde der aperiodiciteit te bereiken, geven wij in de onder- 

 staande tabel de resultaten van ettelijke, boven reeds gedeeltelijk 

 vermelde metingen weer. 



Wi 

 in Ohms. 



Wu 

 in Ohms. 



w' 

 in Ohms. 



6' 



in mikro- 

 farads. 



T = wc 

 in duizend- 

 sten eener 



sec. 



t 

 in duizend- 

 sten eener 



sec. 



k 

 Dempings- 

 verhouding 



8600 



117000 



8000 



0.40 



3.2 



7.7 



7.6 



8600 



117000 



8000 



0.135 



1.08 



2.7 



3.1 



8600 



1.11XW' 



8520 



0.12 



1.02 



2.64 



3.1 



8600 



1327 



1148 



65 



0.75 



2.7 



4.5 



17800 



20000 



9420 



0.05 



0.47 



1.41 



3.16 



De eerste 5 kolommen van bovenstaande tabel behoeven geen 

 nadere verklaring : zij geven cle geleidingsweerstanden, de capaciteiten 

 en de waarden der tijdconstanten T aan. Bij de genoemde waarden 

 van T werd juist de grens der aperiodiciteit bereikt. 



In de beide laatste kolommen is aangegeven, op welke Avijze de 

 snaar trilt, wanneer de capaciteit van den condensator en daarmede 

 dus ook T=Q is. In de voorlaatste kolom vindt men de periode t 

 uitgedrukt in duizendsten eener seconde, terwijl in de laatste kolom 

 de dempingsverhouding k is vermeld. De waarnemingsreeksen zijn 

 gerangschikt naar de waarden van T. 



Ten slotte mogen hier eenige opmerkingen volgen over de om- 

 standigheden, waaronder de condensatormethode practisch met voor- 

 deel kan worden toegepast. Voorloopig zal deze toepassing wel tot 

 zoodanige meetwerktuigen beperkt blijven, die een grooten inwendigen 

 Aveerstand bezitten en een korte schommelperiode vertoonen. Een 

 galvanometer voor thermostroomen met kleinen inwendigen Aveerstand 



