( 822 ) 



Natuurkunde. — De Heer Kameklingh Onnes biedt aan Med. 

 No. 94a uit het Nat. Lab. te Leiden Dr. Arthur W. Gr at. 

 Toepassing van den baroscoop op de bepaling van de dichtheden 

 van gassen en dampen. (Voorloopige mededeeling). 



(Mede aangeboden door den Heer Lorentz.) 



Tot het bepalen van de dichtheden van gassen, in 't bijzonder van 

 stroomend gas hebben Fitzgerald 1 ), Lommel 2 ), Siegert en Dürr 3 ), 

 Meslans 4 ), Precht 5 ) e. a. op verschillende wijze gebruik gemaakt 

 van het beginsel van den baroscoop. Bij den toestel, die in het vol- 

 gende beschreven is, was het er vooral om te doen eene groote 

 gevoeligheid te verkrijgen bij eene weinig omslachtige behandeling 

 en bij een gering volume. 



10. 



J L 



J L 



De toestel is in bijgaande figuur in hoofd trekken afgebeeld. Een 

 glazen capillair draagt aan het eene uiteinde een gesloten glazen 

 bol, aan het andere een half bolvormige schaal A^an denzelfden 

 diameter, hetzelfde gewicht en hetzelfde glas. Deze capillair is be- 

 vestigd op een horizontalen kwartsdraad, gespannen op een glazen 

 raampje, en voorzien van een spiegeltje M, zoodat draaiingen om de 

 kwartsdraad 6 ) als as met kijker en schaal kunnen worden gemeten. 



!) G. F. Fitzgerald. Fortschritte der Physik v. 41, p. 102, 1885. 



2 ) E. Lommel. Wied. Ann. v. 27, p. 144, 1886. 



3 ) A. Siegert en W. Dürr. Zs. f. Instr.k. v. 8, p. 258, 1888. 

 J») M. Meslans. G. R. v. 117, p. 386, 1893. 



5 ) H. Precht. Zs. f. Instr.k. v. 13, p. 36, 1893. 



6 ) Het denkbeeld van den kwartsdraad ontleende ik aan de gevoelige chemische 

 balans van Nernst en Riesenpeld. Reibl. v. 28, p. 380, 1904 waarop Prof. Kamerlingh 

 Onnes mijne aandacht vestigde. Veel gevoeliger instrumenten zijn echter de kwarts- 

 draad zwaartekrachtsbalans van Threllfall en Pollock R. S. Trans. v. 193, A 

 p. 215, 1900 en de magnetograph van Watson, Proc. Phys. Soc. London. v. 19, 

 p. 102, 1904. 



