( 825 ) 

 1. Inleiding. 



Registreert men de bewegingen van den kwartsdraad in den snaar- 

 galvanometer met het doel om verschillende onregelmatige schomme- 

 lingen in electrische spanning of electrischen stroom te leeren kennen, 

 dan zal men in vele gevallen in de direct geschreven kromme een 

 juist of nagenoeg juist beeld der gezochte stroomschommelingen 

 mogen zien. Deze gevallen doen zich voor, wanneer de uitslagen 

 van den kwartsdraad aperiodisch zijn en sneller dan de stroom- 

 schommelingen, die moeten worden geregistreerd. Als voorbeeld her- 

 inneren wij hier aan de galvanometrische registratie van het men- 

 schelijk electrocardiogram, waarvan de verschillende toppen, zooals 

 bij een vroegere gelegenheid werd bewezen, in de juiste verhouding- 

 door de geregistreerde kromme worden weergegeven l ). 



Wenscht men zeer snelle stroomschommelingen te registreeren, dan 

 moet men de galvanometeruitslagen eveneens zeer kort van duur 

 maken, hetgeen gemakkelijk geschieden kan door de snaar sterk te 

 spannen. Evenwel moeten daarbij, om oscillaties te vermijden, de 

 bewegingen der snaar op de een of andere wijze worden gedempt. 

 De condensatormethode kan hier goede diensten bewijzen 2 ), vooral 

 als men haar op zoodanige wijze in toepassing brengt, dat men de 

 kwartsdraad beweging ongeveer op de grens der aperiodiciteit brengt. 



Wij moeten echter opmerken, dat de galvanometer bij het sneller 

 worden zijner uitslagen aan gevoeligheid verliest. Wanneer de duur 

 van een uitslag, die steeds op de grens der aperiodiciteit wordt 

 gehouden, a-maal verkort wordt, vermindert de gevoeligheid « 2 -maal. 



Nu komt het voor, dat men zeer snelle stroomwisselingen Avenscht 

 te meten, die zoo zwak zijn, dat zij, om waarneembaar en meetbaar 

 te zijn, een gevoeligen stand van den galvanometer vereischen, waarbij 

 dan de condensator-methode niet meer met goed gevolg kan worden 

 toegepast. 



Zijn in deze omstandigheden de uitslagen van den galvanometer 

 minder snel dan de stroomschommelingen, die moeten worden onder- 

 zocht, dan zal de kromme, die door den kwartsdraad wordt geschreven, 

 deze schommelingen niet juist meer kunnen Aveergeven. Wij moeten 

 dan, zooals ook bij vele capillair-electrometrische krommen is geschied, 

 uit de eigenschappen van het gebruikte instrument en de gegevens 

 van de direct geregistreerde kromme de Avaarde der Averkelijke stroom- 

 schommelingen berekenen. De berekening kan tot de constructie van 



i) Zie deze „Verslagen" 12, p. 122, 1903. 

 2 ) Zie deze „Verslagen" 13, p. 284, 1904. 



