( 830 ) 



Uit het bovenstaande zien wij, dat de metingen, die worden ver- 

 eisen t, om bij een bekende waarde van V de waarde van m te 

 kunnen berekenen, zich bepalen tot: 



de gevoeligheid c, 



de uitslagen a v « 2 ... enz. en 



de periode T. 



De meting van de gevoeligheid c levert geen moeilijkheid op. 

 Men kent de stroom sterkte uit de electromotorische kracht van de 

 stroombron en de gebruikte weerstanden. Voor de stroombron deden 

 accumulatoren dienst, welker electromotorische kracht zeer constant 

 bleef en op 2 Volt mocht worden gesteld, terwijl de weerstanden 

 óf uit manganinrheostaten öf wel uit een vooraf nagemeten graphiet- 

 rheostaat van Siemens u. Halske werden genomen. 



De uitslag van den kwartsdraad wordt op het photogram gemeten, 

 waarop zich het netwerk van kwadraat-millimeters bevindt. Met de 

 loupe schat men gemakkelijk 0,1 mM., waardoor dus een uitslag 

 van 30 mM., die veelvuldig werd toegepast, met een nauwkeurigheid 

 van 0,3 % bekend wordt. 



Is de blijvende uitslag =z^ mM., de stroomsterkte =i mikrampère, 



u 

 dan is de gevoeligheid c= — millimeter per mikrampère. 



i 



De bedragen der schommelingen a 13 « 2 . . . enz. worden evenals 

 de blijvende uitslag direct op het netwerk van kwadraat-millimeters 

 afgelezen. Daar echter deze bedragen kleiner zijn dan w en de abso- 

 lute fout in elke meting onveranderd = 0,1 mM. blijft, is de nauw- 



keurigheid, waarmede de waarde van k = — = — ... enz. bekend 



wordt, niet groot. Bovendien wordt dikwijls een duidelijk verschil 

 tusschen a 1 en « 2 gevonden, zoodat wij genoodzaakt zijn een gemid- 

 delde te berekenen, bijv. door k = / — te stellen. Gelukkig heeft 



echter het bedrag van k, zooals het bij onze metingen voorkomt, slechts 

 een geringen invloed op de einduitkomst en kunnen betrekkelijk 

 groote verschillen in h nauwelijks een wijziging in de berekende 

 waarde van m brengen. 



Van de grootste beteekenis is de meting der periode T 1 die in 

 formule (7) in het kwadraat voorkomt. Het geheele bedrag van T 

 is steeds zeer klein, in sommige gevallen zelfs minder dan 1 mM., 

 zoodat het wenschelijk is, hier de meting tot op zeer kleine onder- 

 deelen van een millimeter nauwkeurig uit te voeren. 



Eerst heb ik daartoe een voortreffelijk astronomisch instrument 



